110 



V. Kohlensäiireassimilation. 



in Blasenform ausgeschiedene Gas analysiert werden. Bei konstantem 

 Licht bleibt der Blasenstrom imd dessen Zusammensetzung konstant, 

 daher ist nur von Zeit zu Zeit eine Analyse durchzuführen; das 

 kann mit Hilfe des Mikroanalysators von Krogh gesehen (Fig. 41). Der 

 untere Teil E des Apparates von Krogh wird in das Rohr des Schwimmers 

 eingeführt, nachdem hier mit einer Wasserstrahlpumpe die Ölschicht abge- 

 saugt worden ist. Nachdem eine genügende Gasmenge aufgefangen ist, wird 

 der Apparat entfernt und das Gas sofort analysiert. Das in E aufgefangene 

 Gas wird durch Zurückdrehen der Schraube S in das Kapillarrohr gesaugt 

 und hier das Volumen abgelesen. Darauf wird das in E befindliche 

 Wasser durch alkalische P>Togallollösung ersetzt und das Gas nach E 

 zurückgebracht; hier findet die Sauerstoffabsorption 

 statt, worauf im Kapillarrohr neuerdings das Volumen 

 bestimmt wird. War das Gas bloß Sauerstoff ,so muß 

 jetzt das Gasvolumen völlig absorbiert sein, anderen- 

 falls ersetzt man das Pyrogallol in E durch Kalilauge 

 und läßt wieder absorbieren oder bezieht die Diffe- 

 renz direkt auf Kohlensäure. Die das Kapillarrohr 

 umgebende Hülle enthält Wasser zur Konstanterhal- 

 tung der Temperatur; die obere Öffnung des Appa- 

 rates dient zu dessen Reinigung. Das Kapillarrohr 

 hat eine Länge von 20 mm, was einem Volumen von 

 1 ccm entspricht. Die Verschiebung der Gasblase 



geschieht vermittels der 

 in Quecksilber tauchenden 

 Schraub vorrichtung, zur Er- 

 leichterung der Ablesung 

 kann man eine 6 — 8 fach 

 vergrößernde Linse benut- 

 zen, die in einem oben 

 zugeschärften rechteckigen 

 Holzklotz halb eingelassen 

 ist, um so immer bei hori- 

 zontalem Stand ablesen zu 

 können. Es kommt beson- 



Fig. i-i. Mikrorespirometer von ders darauf an, die Mcß- 



Thunberg. kapillare möglichst rein zu 



erhalten. Zu diesem Zweck steckt man sie in die eine Bohrung eines 

 Kautschukstöpsels , welcher auf eine Flasche paßt, und in dessen 

 anderer Bohrung ein Glasrohr steckt, das zur Wasserstrahlpumpe 

 führt. Man läßt von oben starke Schwefelsäure oder ein Gemisch 

 von Kaliumbichromat und Schwefelsäure einfließen und saugt nach 

 unten durch; damit das seitliche Ansatzstück und das darin befindliche 

 Wasser und Quecksilber niclit mit der Säure in Berührung komme, 

 hat man zuvor ein Luftbläschen als Abschluß dazwischen geschaltet. 

 Ein Apparat zur Messung sehr kleiner Gasquantitäten ist durch 

 das ,, Mikrorespirometer" (Fig. 42) repräsentiert (T h u n b e r g). Zwei kleine 

 Gasflaschen von 2 — 3 ccm Inhalt sitzen an den Seitenteilen des ver- 

 zweigten Kapillarrohres durch Schliff fest. An dem Rohr sind zwei 

 T-Hähne, der Mittelteil ist ungeteilt und führt einen Petroleumtropfen 

 von 3 mm Länge als Index, dessen Wanderungen Änderung im Druck 

 innerhalb der Flaschen anzeigen. Der Apparat steht zur Konstant- 



Fig. 41. Apparat von 

 Krogh. 



