V. Kohlensäureassimilation. 



113 



einem seitlichen Ansatz des Rohres auf eine bestimmte Marke eingestellt 

 worden. Nach Absorption der Restkohlensäure steigt nun das Quecksilber 

 um einen gewissen Betrag, und aus der Differenz läßt sich unter Berück- 

 sichtigung des Blattvolumens die Menge der assimilierten Kohlensäure be- 

 rechnen. Die Absorption sieht man nach 12 stündigem Stehen als beendigt 

 an. Es ist klar, daß diese Methode nur Annäherungswerte geben kann. 

 Auf die quantitativen Methoden der Gasanalyse kommen wir bei 

 Behandlung der Atmungsmethodik zu sprechen; es ist selbstverständlich, 

 daß man diese Methoden auch zur Bestimmung des Gaswechsels bei 

 der Assimilation verwenden kann. Dort, wo es, wie bei Demonstrationen, 

 erwünscht ist, Barometerablesungen, Rechnungen usw. zu vermeiden, 

 liefert der Apparat (Fig. 45) von Winkler-Hempel befriedigende Werte : 

 Das zyhndrische Gefäß J, welches die assimilierenden Blätter enthält, 

 ist mit Luft gefüllt, die beiläufig 8 % COg führt. Dieser Betrag, welcher 

 innerhalb gewisser Grenzen schwanken kann, muß vor Beginn des Ver- 

 suches genau festgestellt sein. Das gebogene Rohr / dient dazu, um 

 eine Probe des Gases in dem Gefäß J zu entnehmen, 

 und wenn sie entnommen ist, fließt Wasser durch die 

 Röhre / aus dem außerhalb stehenden Glas o in das 

 eprouvettenartige innen befindliche Behältnis i. Die 

 Röhren t und l werden jetzt geschlossen und die 

 Versuchsanordnung 4 — 5 Stunden hellem Lichte aus- 

 gesetzt, worauf eine neue Gasprobe entnommen und 

 analysiert wird. Das eingeführte Wasser absorbiert 

 wohl etwas von der Kohlensäure und bewirkt einen 

 Fehler, welcher aber speziell für Demonstrations- 

 zwecke nicht schwer wiegt. Für die Bestimmung 

 kleiner Gasquantitäten , die von Wasserpflanzen ab- 

 gegeben werden, etwa 0,5 ccm und weniger, leistet 

 Timiriazeffs Mikro-Eudiometer (Fig. 44) gute 

 Dienste. Der Apparat besteht aus drei Teilen, dem 

 Eudiometer E, der Pipette P und dem Überträger- 

 rohr C. Das Eudiometer ist eine Röhre von 5 mm 

 innerem Durchmesser und in ^/loo ccm geteilt. Das 

 obere Ende ist durch ein 25 mm langes Stück Gummischlauch ver- 

 schlossen, durch welchen eine Glasstange R gesteckt ist, die als Kolben 

 dient. Das untere Ende von E ist zu einem kleinen Trichter F erweitert, 

 um das Eintreten des zu analysierenden Gases zu erleichtern. Der Über- 

 träger C besteht aus einem gleichmäßig zyhndrischen Glasrohr von 

 10 mm Durchmessser, 20 mm Höhe und zirka 1 ccm Volumen, welches 

 an die Glasstange X als Halter angeschmolzen ist. C wird mit Wasser 

 gefüllt und so befestigt, daß sich die von der Pflanze aufsteigenden 

 Gasblasen darin sammeln. Dieses Gas wird dann unter Verschluß mit 

 dem Daumen in ein Gefäß mit Wasser übertragen, in dem E aufgestellt 

 ist, worauf man es in den Trichter F am unteren Ende von E aufsteigen 

 läßt. Der Trichter steht mit dem graduierten Teil des Rohres durch 

 eine kapillare Einschnürung in Verbindung, so daß das übertragene 

 Gas in dem Trichter verbleibt, bis es durch Aufdrehen des Glaskolbens R 

 in das Eudiometer hineingezogen wird. Wenn das Gas an der Einteilung E 

 gemessen worden ist, wird der Stempel R wieder eingedrückt und die 

 Gasblasen so wieder in den Trichter F zurückgetrieben. Die Pipette P 



Gräfe, Ernähviiugspliys. Praktikum. 8 



Fig. 45. Apparat von 

 Winkler-Hempel. 



