V. Kohlensäureassimilation. 119 



wurden. Eine Fehlerquelle besteht darin, daß die Lichtintensität in 

 den verschiedenen Spektralbezirken nicht gleich ist. Zur genauen Be- 

 stimmung der Intensität des verwendeten verschiedenfarbigen Lichtes 

 bedienten sich K n i e p und M i n d e r i) bei ihren wichtigen Unter- 

 suchungen der thermo elektrischen Methode, deren Prinzip folgendes 

 ist: Eine Thermosäule, welche mit einem empfindlichen Galvanometer 

 verbunden ist, wird mit dem auf seine assimilatorische Wirkung zu 

 untersuchenden Lichte bestrahlt und darauf der Ausschlag des Galvano- 

 meters abgelesen. Damit der Galvanometerausschlag wirklich als Maß 

 der Lichtenergie dienen kann, ist zweierlei nötig: erstens müssen natür- 

 lich die Wärmestrahlen ausgeschaltet sein. Das ist leicht erreichbar 

 durch Einschalten einer Wasserschicht zwischen Lichtquelle und Thermo- 

 säule. Zweitens müssen die beleuchteten Lötstellen der Thermosäule 

 berußt sein. Ruß ist das ideale Absorptionsmittel für Lichtstrahlen, 

 d. h. der Verlust, also diejenige Energie, die nicht in Wärme umgesetzt 

 wird, ist prozentual so gering, daß sie praktisch völlig vernachlässigt 

 werden kann. Die verwendete Rubens sehe Thermosäule erzeugt 

 bei Temperaturerhöhung um 1 ° C eine elektromotorische Kraft von 

 0,00 106 Volt. Die Größe der mit der Thermosäule gerade noch meß- 

 baren Temperaturerhöhung hängt auch mit der Empfindlichkeit des 

 Galvanometers zusammen. In Verbindung mit einem Panzergalvano- 

 meter von 5 Ohm innerem Widerstand, das für 1 Mikroampere einen 

 Ausschlag von 3600' gibt (Skala in 1 m Entfernung), sind mit der 

 Rubensschen Thermosäule noch Temperaturerhöhungen von weniger 

 als ein milliontel Grad zu messen. Zur Abhaltung von störenden Luft- 

 strömen wurde die vordere Öffnung des Trichters, durch welchen die 

 Strahlen eintreten, mit einer dünnen Glaslamelle bedeckt; die Draht- 

 verbindungen wurden da, wo sich zwei verschiedene Metalle berühren, 

 zur Verhinderung von Sekundärströmen dicht mit Wolle umwickelt. 

 Zur Unterbrechung des Stromes wird ein Quecksilberunterbrecher ver- 

 wendet. Die Leitungsdrähte müssen während der Beobachtung völlig 

 ruhig liegen, da schon geringe Bewegung derselben Induktionsströme 

 erzeugt, welche das Resultat der Ablesung trüben können. Das ver- 

 wendete D e p r e z - d'A r s o n v a 1 sehe Drehspulengalvanometer bietet 

 den großen Vorteil, bei hoher Empfindlichkeit von äußeren magnetischen 

 Störungen sehr unabhängig zu sein. Es wurde der Galvanometerausschlag 

 bestimmt, der entsteht, wenn die Thermosäule von dem Lichte einer 

 in 1 m Entfernung stehenden Hefner-Normalkerze bestrahlt wurde, 

 und damit ein absolutes Maß für die Ablesungen gewonnen. Als Farben- 

 filter wurden die farbigen Gläser der Firma Schott & Co., Jena, 

 benutzt, welche die bestimmten Spektralbezirke in relativ großer Licht- 

 stärke durchlassen. Die Rotscheibe trägt die Fabriksbezeichnung f 4512, 

 die Blauscheibe f 3873, sie sind 2,5 mm dick und 9,2 x 9,2 cm groß. 

 Die qualitative Untersuchung der Lichtfilter auf ihre Farbendurchlässig- 

 keit führte zu folgenden Ergebnissen: Die Rotscheibe läßt durch: Licht 

 von l = 620 ;xjx bis Ultrarot , Licht von l = 608 -xa bis 620 ]x\x wird 

 ganz schwach durchgelassen. Die Blauscheibe läßt durch: Licht von 



^) H. K n i e p und F. Minder, Über die Einfluß verschiedenfarbigen 

 Lichtes auf die Kohlensätu-eassimilation, Zeitschr. f. Bot. 1, 630 (1909). Die 

 Forscher messen die Intensität der Kohlensäureassimilation mit der Gasblasen- 

 zählmethode und ihre Erfahrungen mit derselben (S. 635) bieten manches 

 Interessante. 



