;124 ^- Kohlensäureassiinilation. 



Lichtintensität zu erhalten, muß ich 6,6 durch die Zahl der .Sekunden 

 dividieren, welche erforderlich waren, um auf dem Normalpapier diesen 

 Skalenton hervorzubringen, womit die Lichtintensität im B u n s e n - 

 sehen Maße ausgedrückt ^^Trd. Zur Bestimmung des direkten Sonnen- 

 lichtes geht W i e s n e r folgendermaßen vor : Man richtet bei Sonnen- 

 schein den ordnungsmäßig adjustierten Lisolator so, daß er von der 

 vollen Sonne in horizontaler Lage getroffen \\Trd. Nun bestimmt man 

 die Zeit, welche verfließen muß, damit auf dem Normalpapier der Einser- 

 ton oder ein bestimmter Skalenton erscheint. Nun wendet sich der 

 Beobachter um 180 °, so daß er die Sonne genau im Rücken hat und 

 der Insolator vom Schatten des Kopfes bedeckt ist. Dann wird die 

 Zeit bestimmt, welche nötig ist, damit auf dem beschatteten Normal- 

 papier der Normalton 1 oder ein bestimmter Skalenton erscheint. Die 

 hierbei erhaltenen Zeiten sind der Intensität des Gesamtlichtes Jg, 

 bzw. der Intensität des diffusen Lichtes Jd umgekehrt proportional. 

 Angenommen es wären 8 Sekunden erforderlich gewesen, damit bei 

 Sonnenbeleuchtung der Einserton erreicht wird, und 27 Sekunden, 

 damit dieser Ton im Kopfschatten erzeugt werde, so ist J^ = 1 : 8 

 = 0,125; Jd = \ : 27 = 0,037, mithin die Intensität des direkten Sonnen- 

 hchtes Js = Jg — Jd = 0,088. Die W i e s n e r sehe Methode ist mit 

 einem mittleren Fehler von + 4 % und einem wahrscheinhchen Fehler 

 von + 2,5 % behaftet. L^m die Übereinstimmung des Normaltones 

 mit der im Lichte eintretenden Färbung, namentlich im Umfang, deut- 

 lich wahrzunehmen, tut der Anfänger gut, bei der Bestimmung den 

 Insolator mit einem gelben Glase zu überdecken, welches chemisch 

 ^v'irksame Strahlen nicht in einem Maße durchläßt, daß der Farbenton 

 erhöht wird. Dieses Überdecken darf natürlich nur Bruchteile einer 

 Sekunde hindurch geschehen, da ja währenddessen die Bestimmung 

 unterbrochen ist. Ist der Ton noch nicht erreicht, so entfernt man das 

 Glas und fährt in der Bestimmung fort; das hat auch den weiteren 

 Vorteil, daß man keine Störung durch die Nuancenverschiedenheit 

 im Skalenton und erreichten BeUchtungston zu befürchten braucht; 

 die Farben n u a n c e n beider weichen nämlich trotz gleicher Farben- 

 höhe oft voneinander ab, durch Überdecken mit dem gelben Glase ver- 

 schwandet aber die Farbennuance, und es bleibt nur (bei beiden) ein 

 graubräunlicher Farbenton, die Farbenhöhe, zurück. 



Außer den gesilberten Papieren kann man Kalibichromatpapier 

 (K r e u ß 1 e r) und Kalimonochromatpapier (K i e ß 1 i n g) verwenden, 

 welches letztere in der Weise hergestellt wird, daß man das Papier durch 

 drei Minuten in einer Lösung von 50 g einfach chromsauren Kalis in 

 1000 g H2O untergetaucht hält und im Dunkeln trocknet. Es hat eine 

 sehr geringe Empfindlichkeit und kann mit Vorteil dort verwendet 

 werden, wo es sich um langdauernde Bestimmungen handelt, z. B. um 

 Bestimmung von Tageslichtsummen. Die Relation der Lichtempfindlich- 

 keit des Kalimonochromatpapiers zum Silberpapier ist beiläufig 1 : 31, 

 d. h. die mit Chromatpapier erhaltenen Intensitätswerte sind mit 31 

 zu multiplizieren, wenn sie auf B u n s e n sehe Lichteinheiten gebracht 

 werden sollen. Da die wichtigsten physiologischen Prozesse, in erster 

 Linie Koldensäureassimilation und Chlorophyllbildung, durch die so- 

 genannten chemischen Strahlen, also den stärker brechbaren Anteil 

 des Spektrums weniger gefördert zu werden scheinen als durch die 

 roten Strahlen, so ist die W i e s n e r sehe Methode für diese Prozesse 



