12ß 



Kohlensäxireassimilation. 



halten sich also 0.071 : 0,1 = :i; : 1, daher ist x = 0,71 der Intensitäts- 

 faktor, der bei käufhchem Bunsen-Eder papier auf dem Umschlag 

 des betreffenden Paketes angegeben ist. Mit diesem Faktor muß man 

 jeden Intensitätswert multiplizieren. Es sei die Zeit, in welcher auf 

 B u n s e n - E d e r papier der Skalenton 2,5 erreicht wird, 14", die 

 Intensität somit im Bunsenwert 2,5 : 14 = 0,178; ist der Relations- 

 faktor nun 0,7, so ist die Intensität in Bunsen-Eder schem Wert 

 0,178-0,7=0,125. Einige der W i e s n e r sehen Skalentöne (2,63, 

 5,53 und 12,22) sind ebenso wie der Einserton von der Firma R. Lechner, 

 Wien, unter Kontrolle hergestellt und käuflich zu haben; bei schwachem, 

 diffusem Licht empfiehlt sich der niedrige Skalenton 2,6, bei starkem 

 Sonnenlicht der hohe 12,5. 



Den Nachteil des einfachen W^ i e s n e r sehen Insolators, welcher 

 infolge Kürze seiner Papierstreifen nur wenige Bestimmungen hinter- 

 einander durchzuführen gestattet, vermeidet der von V. V o u k kon- 

 struierte, mit dem ohne Unterbrechung auch 400 Bestimmungen durch- 

 geführt werden können (Fig. 49). Es ist ein schwarz adjustiertes Kästchen 



(Länge 8 cm, Breite 4 cm, 

 Höhe 4 cm), in dem sich 

 zwei Spulen befinden, 

 wovon die eine mit zirka 

 4 m langem und 1 



cm 

 breitem Bunsen-Eder- 

 papier versehen ist. Der 

 Schlüssel A besorgt beim 

 Linksdrehen die Einstel- 

 lung des Papieres und 

 beim Rechtsdrehen das 

 Einfüllen neuer Spulen. 

 B ist eine Platte, die fest 

 und lichtdicht am Käst- 

 chen sitzt, und die beim 

 Einsetzen neuer Spulen 

 abgehoben wird. C ist 



Fig. 49. Vouks Insolatorkästohen. ^j-^ gp^j^ ^ ^^^^ ^|gj. ^g^g 



lichtempfindliche Papier aufgewickelt ist, D die Spule 2, auf die das be- 

 lichtete Papier durch Linksdrehen des Schlüssels auf gewickelt wird. E ist 

 ein kleiner Reiber, mit welchem die dünne Metallplatte, unter der die ent- 

 sprechenden Skalentöne links und rechts vom Papier eingelegt werden, 

 befestigt ist. F ist eine gelbe Glasscheibe, die sich in einem Geleise frei 

 bewegen kann. Man hält den Insolator in der linken Hand horizontal, 

 wobei das gelbe Glas auf den Skalentönen ruht, in der rechten Hand hält 

 man die Stoppuhr, die im Momente der Exposition in Gang gesetzt wird, 

 wobei gleichzeitig die Glasscheibe durch Schiefstellung des Insolators von 

 den Papieren aVjgleitet; dann stellt man sofort wieder horizontal, wobei 

 die Scheibe sich nicht bewegt, im Momente der Beendigung neigt man 

 zur anderen Seite, wodurch die Scheibe wieder über die Papiere gleitet ; 

 gleichzeitig stoppt man den (Jhronometer. Gleichzeitig mit der Verzeich- 

 nung der Lichtintensität sollte man auch die Bewölkimg registrieren. 

 5o bedeutet, daß die Stelle, wo die Sonne am Himmel steht, nicht erkenn- 

 bar ist, bei S^ bildet die Sonne am Himmel einen hellen Schein, S2, die 

 Sonne ist als helle Scheibe zu sehen; .S'o, Sonne leicht umflort; S^ völlig 



