326 



XVII. Bestimmung der Oberflächenspannung usw. 



entspricht. Die Gleichmäßigkeit der Kapillarmündung ist für den Erfolg 

 der Bestimmung sehr maßgebend: als Kapillare wird eine Thermometer- 

 kapillare gewählt , die genau halbkugelig abgeschliffen ist und deren 

 Mündung Hochpolitur erhalten hat, die Lupe muß möglichste Dünne und 

 Glätte der Mündung zeigen ; die Länge ist hier 2 mm. Von der abgelesenen 

 Drucklaöhe muß man die Höhe der Flüssigkeitssäule von der Mündung der 

 eingetauchten Kapillare A'bis zum äußeren Flüssigkeitsniveau abziehen. Zu 

 diesem Zweck ist auf der Wand des die Flüssigkeit enthaltenden Gläschens £ 

 eine Millimeterteilung eingeritzt, das Gläschen wird unter Beobachtung 

 mit einer starken Lupe in den federnden Haltern solange verschoben, 

 bis die gewünschte Einstellung genau erreicht ist. Zum Einfüllen des 

 Wassers in das Wassermanometer wird ein kleines Gläschen mit genau- 

 gearbeitetem Glashahn benutzt, welches 

 über dem offenen Manometerschenkel in 

 Klammern angebracht ist. So kann das 

 Wasser mit gut regulierbarer Tropf- 

 geschwindigkeit zufließen gelassen wer- 

 den ; das Zufließen soll nicht schneller 

 erfolgen, als man die Steighöheder Flüssig- 

 keit im Manometer M an der Porzellan- 

 Millimeterskala bis auf halbe Millimeter 

 ablesen kann. Die Tropfen müssen an der 

 Wand des Rohres herabfUeßen, weil eine 

 Erschütterung durch freies Herabfallen 

 ein frühzeitiges Losreißen der Luftblase 

 an der Mündung der Kapillare bewirkte. 

 Die Luft wird also langsam aus dem 

 kürzeren Manometerschenkel und der 

 Kapillare verdrängt, die Luftblase wölbt 

 sich an der Kapillarmündung, um bei 

 einem bestimmten Überdruck loszureißen, 

 worauf das Wasser im kürzeren Mano- 

 meterschenkel eine Strecke weit empor- 

 steigt. Der Stand des Niveaus im kürze- 

 ren Schenkel wird abgelesen, dann wartet 

 man, indem man das Wasser im offenen 

 Schenkel langsam nachfließen läßt, bis 

 ein neuerliches Abreißen einer Blase er- 

 folgt, die Differenz wird notiert und gleich eine nächste Bestimmung 

 angeschlossen, wobei die Ablesungen um nicht mehr als ^^ Millimeter 

 differieren dürfen, aus mehreren Bestimmungen schließlich das Mittel 

 genommen. 



Am Schlüsse der Beobachtung wird zunächst das Gläschen mit 

 der zu untersuchenden F'lüssigkeit so weit gesenkt, daß die Kapillare 

 nicht mehr eintaucht. Dann wird der in der Biegung des Manometers 

 angebraclite Hahn geöffnet, worauf das Wasser aus dem Manometer 

 abfließt. Nun befestigt man an dem Glasrohre des Hahnes einen 

 Kautschukschlauch, schließt den offenen Manometerschenkel mit dem 

 Finger und bläst den in der Kapillare festgehaltenen Flüssigkeitsrest 

 heraus. Nim muß die Kapillare sofort zunächst mit destilliertem 

 Wasser, dann mit heißer Chromsäuremischung sorgfältig wiederholte 



Fi(r. 92. Kapillarmanometer von 

 F. Czapek. 



