XVII. Bestimmung der Oberflächenspamiuiig usw. 



337 



geschnitten und in den Apparat gebracht, welcher die Vorteile bietet, 

 das Objekt mikroskopisch beobachten, die Ablesungen mikrometrisch 

 machen und die Flüssigkeiten um das Objekt schnell wechseln zu können, 

 ohne dieses selbst aus dem Gesichtsfeld zu verlieren. Zur Aufnahme 

 des Objektes dient ein mit Zu- und Abflußrohr versehenes Glas- 

 schälchen (Fig. 93). Dieses hat 3 cm Durchmesser, 1 cm Höhe, ist 

 oben am Rande mattgeschliffen und mit zwei seitlichen Röhren 

 (Z und A) am Boden versehen. In den Boden ist ein Platindraht ein- 

 geschmolzen. Auf diesen Draht wird ein 

 Korkstück K von 6 — 8 mm Höhe be- 

 festigt und mit Paraffin getränkt. In 

 6 mm Abstand von diesem Korkstück 

 wird ein Bänkchen B von Paraffin, 

 ebenfalls 6 — 8 mm hoch, am Boden 

 festgeschmolzen und außerdem wird, 

 um den freien Inhalt der Schale mög- 

 lichst zu verkleinern, ringsherum etwas 

 Paraffin P gegossen. Zur genauen Temperaturbestimmung wird ein 

 besonders konstruiertes Thermometer benutzt, dessen ringförmig ange- 

 ordnetes Quecksilbergefäß in die Schale eingesenkt wird. Oben ist in das 

 Korkstück mit einer Nadel ein enges Loch gebohrt, und hier wird das 

 Objekt mittels einer eingestochenen dünnen Platinnadel befestigt, so daß 

 seine Spitze auf dem Paraf f inbänkchen W ruht . Während der Untersuchung 



Fig. 93. 



Glasschälchen des Lundegärdhsehen 

 Apparates. 



Fig. 94. Lundegärdhs Anordnung zur Bestimmung der plasmolytischen 

 Veränderungen an Gewebestücken. 



wird ein großes Deckgläschen (24 x 32 mm) aufgelegt, jedoch so, daß 

 an jeder Seite eine freie Spalte entsteht {D = Deckglas), was für das 

 richtige Funktionieren beim Durchströmen der Flüssigkeit wichtig ist. 

 Die Schale steht auf dem Objekttische des Mikroskops und wkd hier 

 durch zwei Klemmen, die auf den seitlichen Röhren a liegen (Fig. 94), fest- 

 gehalten. Die Röhren sind etwa 6 cm lang, die eine rechtwinklig ge- 

 bogen, mit einem dreigeteilten Geiß 1er sehen Glashahn versehen. Das 

 eine Zuflußrohr desselben steht mit einem Glasbehälter für destilliertes 

 Wasser in steter Verbindung (d), das andere kann mit den Behältern 



Gräfe, Ernährungsphys. Praktikum. 



22 



