338 XVII. Bestimmiing der Oberflächenspannung usw. 



oder Trichtern für die plasmolysierenden Agenzien und die zu unter- 

 suchenden Flüssigkeiten verbunden werden (b). Das Ableitungsrohr 

 der Objektschale a ist am Ende etwas aufwärts gebogen und hier 

 durch eine Ligatur mit einem Glasrohre folgenden Aussehens ver- 

 bunden. Das Rohr besitzt eine seitliche Ausbuchtung und am 

 Scheitel dieser Ausbuchtung ein Loch von zirka 3 mm Durchmesser; 

 das Loch c ist nach unten gerichtet und liegt etwas niedriger als 

 der Rand des Objektschälchens ; unter dem Loch ist ein Trichterrohr 

 befestigt, das zu einem am Fußboden befindlichen Ableitungsgefäß 

 führt. Wird die Öffnung mit dem Finger oder mit Kautschuk ver- 

 schlossen, so geht die Ableitung durch das Rohr / zum Gefäße e, das 

 mit / luftdicht verbunden und mit Glashahn versehen ist; ist dieser 

 geöffnet, dann entleert sich a sehr schnell. Das Röhrchen c dient dazu, 

 die Flüssigkeiten zu wechseln, ohne daß das Objekt der Luft ausgesetzt 

 wird. Wenn nämlich durch den Hahn g Flüssigkeit langsam nach a 

 strömt, wird sie, sobald die Schale voll ist, bei c hinaustropfen. Bei 

 richtiger Niveaureguherung dieser Öffnung kann man es so einrichten, 

 daß a immer voll ist, ob Flüssigkeit durchströmt oder nicht; das Be- 

 wirkende sind dabei Verhältnisse der Oberflächenspannung und aus 

 diesem Grunde darf das Deckglas die Öffnung der Schale nicht voll- 

 ständig bedecken. Man kann dadurch die Flüssigkeit in a schnell und 

 doch sanft wechseln lassen und auch ein kontinuierhches Durchströmen 

 bewirken, dessen Schnelligkeit an der Anzahl der in der Minute fallenden 

 Tropfen gemessen werden kann. Bevor die Wurzelstücke in den Apparat 

 kommen, werden sie mit Marken versehen, damit die Volum Veränderungen 

 bequem abgelesen werden können. Dazu kann man durch Glühen von 

 Eisenoxalat hergestelltes, fein verteiltes Eisenoxyd oder auch Kienruß 

 verwenden. 



Die abgeschnittenen Wurzelenden bieten den Vorteil einer kleinen 

 Wurzelfläche, deren besondere Permeabilität man bei vergleichenden 

 Versuchen mit demselben Objekt vernachlässigen kann. Beim An- 

 bringen der Marken läßt man 1 mm Länge an der Spitze und 2 mm 

 am Basalteil außer Betracht. Die Ergebnisse fallen wesentlich ver- 

 schieden aus, je nachdem die Permeabilität, z. B. für Wasser, erhöht 

 oder erniedrigt wird. Eine Erniedrigung der Permeabihtät der äußersten, 

 Zellschichten verlangsamt nämlich die Wasserbewegung ungemein, 

 während eine entsprechende Erhöhung der Permeabihtät m derselben 

 Schicht nur einen geringen Einfluß auf das Resultat hat. Bei nur 

 kurzer Einwirkung der permeabilitätsändernden Substanz kann man 

 also eine geringe Erhöhung der Durchlässigkeit kaum, eine Er- 

 niedrigung dagegen sofort nachweisen. Ein weiterer Übelstand 

 hegt in den individuellen Schwankungen, die quantitative Unterschiede 

 setzen, so daß aus einer unter denselben Bedingungen ausgeführten 

 Bestimmung em Mittelwert gezogen werden muß, mit dem die übrigen 

 Versuchsergebnisse derselben Reihe zu vergleichen sind. 



Die Permeabilität wird nun so bestimmt, daß man die Volumver- 

 änderung mikrometrisch abhest, d. h. den Abstand zwischen den künst- 

 Uchen Marken (oder der Marke an der Spitze und der Platinnadel) von 

 Zeit zu Zeit bestimmt. Die in Mikrometerwerten ausgedrückten Volum- 

 änderungcn können nicht ohne weiteres für die graphische Darstellung 

 benutzt werden, da ja der Initialabstand der Marken iiicht immer gleich 

 ist, sondern man drückt etwa die Volumänderungen in Prozenten der 



