XVIII. Aiiwendiing von Adsorption u. Kapillarität zur biochemischen Analyse. 341 



dem doppelten Volumen Wasser im Scheidetrichter unter fortwährendem 

 Umschütteln ausgewaschen. Der Alkohol geht vollständig ins Wasser 

 und wird aus dem Petroläther so entfernt. Nachdem eine Trocknung 

 des Extraktes über CaClg vorgenommen wurde, filtriert man über dem 

 Adsorbator, wobei man das Chromatogramm erhält, während Karotiii 

 als gelbe (aus Schwefelkohlenstoff als rosa gefärbte) Lösung durch- 

 geht. 



Die mit dem Manometer AI (Fig. 95) versehene Dreiliterflasche jR 

 dient als Druckreservoir, in welchem durch die Röhre D mittels der 

 Gummibirne P ein gewisser Luftdruck hergestellt werden kann. P 

 ist mittels des Quetschhahnes Q von dem Rest des Apparates luftdicht 

 abschließbar. Die Röhre D dient als Druckverteiler; sie ist mit einer 

 Anzahl röhrenförmiger Ansätze versehen, an welche die eigentlichen 

 Filtrationsvorrichtungen zu befestigen sind. Dazu verwende ich zylin- 

 drische Filterröhrchen , wie sie bei der gravimetrischen Zucker- 

 bestimmung angewandt werden, welche wie diese in einen schmäleren Teil 

 auslaufen. Ein ausgebauchtes Filtrationsreservoir r dazu zu verwenden, 

 wie es T s w e 1 1 tut, hat sich bei meinen Untersuchungen wegen des 



Fig. 95. Chromatographische Anordnung nach Tswett. 



schweren Hinausschiebens des Adsorbators zwecks Analyse der einzelnen 

 Farbstoffkomponenten als weniger zweckmäßig erwiesen. Das Fil- 

 trationstrichterchen wird mit dem Druckverteiler D mittels eines fest- 

 schließenden Pfropfens in Verbindung gesetzt, durch den eine Glas- 

 röhre mit Gummiansatz zieht, wodurch das Filterröhrchen mittels 

 Quetschhahnes beliebig vom Druckreservoir abgetrennt oder mit diesem 

 in Verbindung gesetzt werden kann. Bequemer ist es, für größere Farb- 

 stoffmengen das größer gewählte Filterrohr in den Hals einer Saug- 

 flasche zu montieren und mittels der Luftpumpe durchzusaugen. Frisch 

 gefälltes, äußerst feinpulveriges Kalziumkarbonat ist als Adsorbens 

 besonders zu empfehlen, ebenso Saccharose. Es wü-d zwei Stunden bei 

 150 <> getrocknet, dann auf den Grund der Adsorptionsröhre ein dichter 

 Wattepfropf eingepreßt, dann in dünnen Schichten das Pulver auf- 

 gestreut und mit einem genau passenden Glaspistill sorgfältig fest- 

 gestampft. Je homogener die Schicht des Adsorbens ausgefallen ist, 

 desto schöner wird das Chromatogramm; die Höhe soll etwa 5 — 6 cm 

 betragen. Dann wird eine Durchtränkung der Säule mit dem reinen 

 Lösungsmittel vorgenommen; wird das unterlassen, so kommt es beim 

 Filtrieren vor, daß sich die oberen Schichten des Adsorbens abheben 

 und Luftblasen die regelmäßige Textur des Chromat ogramms be- 

 einträchtigen. Das Filtrieren im kleinen wird unter einem Über- 



