XIX. Die Vorgänge bei der Atravmg. 359 



führende Glasrohr ein und versenkt es 1 cm in das Wasser ; in die andere 

 äußere Öffnung der Flasche steckt man das Ableitungsrohr, in die mittlere 

 Öffnung ein gerades Glasrohr, dessen unteres Ende I cm weit in die 

 Quecksilber Schicht gesteckt ist. Bei Anwendung dieser Einrichtung 

 kann die Luftverdünnung im Apparat höchstens 1 cm Quecksilberdruck 

 betragen, denn wird die Gasdurchleitung verlangsamt oder vollständig 

 eingestellt, so wird die der Luftpumpe fehlende Luft von außen durch 

 das mittlere Rohr des Regulators zugeführt. Eine jede der Fetten- 

 k o f e r sehen Röhren beschickt man mit 100 ccm Baryt wasser. Zu- 

 nächst wird im kurzen Schenkel das Gaszuleitungsrohr befestigt das 

 man an einem durch Schraubenquetschhahn fest verschlossenen Kaut- 

 schukschlauch anschließt; dann gießt man in eine größere Flasche die 

 Barytlösung und läßt aus dieser mittels einer Bürette eine abgemessene 

 Menge in das offene Ende der Fetten kofer sehen Röhre ein- 

 fließen, wobei man die Röhre geneigt hält. Dann wird das gefüllte Rohr 

 auf dem Gestell befestigt und möglichst rasch durch den Kautschuk - 

 Stöpsel mit dem Sammelrohr verbunden , an dem sich schon der 

 Kautschukschlauch samt Glasröhre zum Anschluß an- den Stöpsel be- 

 findet. Zur Herstellung des Baryt wassers löst man 7 g kristallisiertes 

 Bariumhydroxyd in 1000 ccm destillierten Wassers; wird aber der Ver- 

 such auf längere Zeit ausgedehnt, sind also die aufzufangenden Mengen 

 Kohlensäure groß, so können auch 14 g oder 21 g genommen und auf 

 je 1 Liter Barytwasser 1 g Bariumchlorid zugefügt werden. Nachdem 

 der Apparat instand gesetzt worden ist, werden die Fflanzen in die 

 Rezipienten oder Kulturglocken eingeführt. Verwendet man große 

 Glocken, so ist es zweckmäßig, entweder die Luft vorher auszupumpen, 

 was aber wegen des durch Saugung veranlaßten Zurücksteigens des 

 Barytwassers beim Verbinden der Glocken mit diesem, wenn man 

 nicht rechtzeitig die Fumpe in Tätigkeit setzt , Unannehmlichkeiten 

 veranlassen kann, oder genügend lange kohlensäurefreie Luft durch - 

 zuleiten , welche man ja ohnehin zur Ausführung der Bestimmung 

 durch das System durchleiten muß. Die Luft passiert zu diesem 

 Zweck zunächst , bevor sie zu den Fflanzen gelangt , einen Turm 

 oder U-Röhren w, teils mit Natronkalk , teils mit Ätzkali gefüllt. 

 An je einem Rezipienten T sind zwei Fe ttenkof ersehe Röhren an- 

 geschaltet. Der Apparat wird folgendermaßen in Tätigkeit gesetzt: 

 Zunächst läßt man die Wasserstrahlpumpe laufen das Luftsaugen er- 

 folgt durch das mittlere Rohr des Regulators. Dann öffnet man den 

 Quetschhahn am Fettenkofer sehen Rohr an dem der Fumpe 

 zugekehrten Ende und lockert dann auch den Quetschhahn des dem 

 Fflanzenrezipienten benachbarten Endes der Röhre; mit Hilfe dieses 

 Quetschhahnes wird, wie schon erwähnt, die Gasdurchleitung geregelt. 

 Nach einiger Zeit stellt man die Absaugung ein und setzt die andere 

 der beiden Farallelröhren in Betrieb. Zu diesem Zweck sperrt man erst 

 den rückwärtigen, dann den vorderen Quetschhahn des ersten Rohres 

 und zieht den das Rohr mit dem Rezipienten verbindenden Gummi- 

 schlauch aus der Ableitungsröhre des Rezipienten heraus; letztere wird 

 dann m den Gummischlauch des zweiten Fettenkofer sehen Rohres 

 eingeführt und das Rohr wieder auf dieselbe Weise wie früher in Betrieb 

 gesetzt. Das ausgeschaltete Rohr ersetzt man durch ein anderes, das 

 man frisch mit Barytwasser beschickt hat, und kann so unter be- 

 ständigem Röhren Wechsel unbegrenzt lange Zeit arbeiten. Das aus- 



