360 



XIX. Die Vorgänge bei der Atmiuig. 



geschaltete Pettenkofer sehe Rohr entleert man nach Umschütteln 

 ohne zu viel Luftzutritt in eine 150 ccm fassende Flasche mit ein- 

 geschliffenem und mit Vaseline gedichtetem Stöpsel. Die Röhre wird 

 dabei quantitativ mit Wasser abgespült und der Niederschlag in der 

 Flasche mehrere Stunden sich selbst überlassen, damit er sich ordent- 

 Hch absetzt. Seme Menge kann nun in übhcher Weise gravimetrisch 

 oder besser maßanalytisch mit Oxalsäure bestimmt werden. Man stellt 

 eine Lösung von 2,8636 g reiner, umkristallisierter Oxalsäure in 

 1000 ccm Wasser her; 1 ccm dieser Lösung entspricht 1 mg Kohlen- 

 säure. Für die Titration mißt man 25 ccm vollkommen klar gewordener 

 Barji:wasserlösung mit einer Pipette ab und titriert mit der Oxalsäure 

 gegen Phenolphthalein. Nachdem man die Menge der vom Baryt ge- 

 bundenen Oxalsäure ermittelt hat, multipliziert man die Anzahl der 

 gefundenen Kubikzentimeter mit 4, womit man direkt die Menge der 

 während der Versuchszeit gebildeten Kohlensäure in Milligiammen be- 

 stimmt hat. Für eine größere Zahl hintereinander 

 durchzuführender Titrationen leistet Maximows 

 automatische Pipette (Fig. 101) gute Dienste. Eine 

 dreihalsige, unten mit einem Tubus für den Ablauf 

 versehene, 2 — 3 Liter fassende Flasche M wird mit 

 verdünnter Natronlauge gefüllt, die eine der beiden 

 oberen Öffnungen trägt ein doppelt gebogenes Glas- 

 rohr, an das mittels eines Kautschukschlauches mit 

 Quetschhahn eine Pipette P angesetzt ist, in die 

 andere führt man ein mit Quetschhahn versehenes 

 5ü" Rohr, in die mittlere einen zum Eingießen der Lösung 

 dienenden, mit eingeschhffenem Hahn versehenen 

 Trichter Tr. Beim Öffnen des Ablaufes des bis zum 

 obersten Rande mit der Lauge gefüllten Gefäßes fließt 

 die Flüssigkeit heraus und durch die Luft Verdünnung 

 wird von außen Barytlösung in die Pipette auf- 

 gezogen. Man schließt dann den Ablauf und öffnet 

 eine der oberen Röhren, worauf die Barytlösung in den 

 Titrationskolben abläuft. Die in der Flasche und der 

 Pipette befindliche Luft ist infolge der Lauge in der 

 Flasche vollkommen kohlensäurefrei und die Bestimmung jedenfalls 

 einwandfreier, als wenn man mit dem Munde angesaugt hätte. Bei 

 keimenden Samen ist ein vorheriges Durchleiten kohlensäurefreier Luft 

 unnötig, wenn man dafür sorgt, daß der Rezipient fast vollkommen 

 mit dem Pflanzenmaterial gefüllt ist ; man bedient sich da der U-Röhren 

 oder Chlorkalziumzylinder. Für die Bestimmung der Atmung von Ober- 

 und Unterseite eines Blattes hat F. B 1 a c k m a n n eine Atmungs- 

 kammer (Fig. 102 und 103) konstruiert, die aus zwei Messingringen K 

 besteht , denen an der einen Seite Glasplatten angeklebt , seitlich 

 aber je zwei Kupferröhren aufgepaßt sind. Eine jede Kammer ist 

 5 mm tief, ihr Durchmesser beträgt 36 mm. Zwischen den Kammern 

 wird das zu untersuchende Blatt B befestigt und mit Wachs fest- 

 gemacht. Die Luft dringt durch das eine Rohr R ein und verläßt das 

 System durch das andere Rohr R^ ; für schmale Blätter werden ent- 

 sprechende längliche Kammern verwendet. Die Kohlensäure wird 

 ebenso absorbiert wie oben. 



Die Pettenkofer sehen Röhren, mittels deren sehr genaue 



Fijr. IUI . Maximows 

 automatische Pipette. 



