XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



361 



Resultate erzielt werden, können dort, wo es sich um Bewältigung 

 großer Kolilensäuremengen handelt, und wo ein rascher Wechsel der 

 Absorptionsgefäße nicht tunlich ist, durch Kaliapparate ersetzt werden, 

 die zu zwei Dritteln mit starker KaHlauge beschickt und mit einem 

 angeschmolzenen, mit Chlorkalzium gefüllten Rohre versehen werden, 

 um das aus dem Kaliapparat verdunstende Wasser aufzunehmen ; zweck- 

 mäßig ist es, die Hälfte des Rohres statt mit CaClg noch mit festen 

 Kalistücken zu füllen, um einem Verluste an Kohlensäure absolut vor- 

 zubeugen. Die Kalilauge im Apparat ist solange zu benutzen, bis in- 

 folge übermäßiger Bildung von Kalikarbonat durch sehr lange Zeit 

 fortgesetzte Versuche Verstopfung der Röhren eintreten kann. Vor 

 den Kaliapparat , also in diesem Fall zwischen Pflanzenrezipienten 

 und Absorptionsgefäß , wird noch ein mit Chlorkalzium gefüllter 

 Trockenturm und eine mit Schwefelsäure gefüllte Waschflasche 

 geschaltet, weil das vom Wasser befreite Kohlendioxyd von den Ab- 

 sorbentien viel vollkommener aufgenommen wird. Chlorkalzium allein 

 ist als Trocknungsmittel in 

 der Regel unzulänglich ; 

 durch das Chlorkalzium 

 muß vorher einige Zeit ein 

 Strom von Kohlendioxyd 

 durch geleitet werden, um 

 den immer beigemischten 

 Natronkalk zu sättigen. 

 Sämtliche Teile des Appa- 

 rates verbindet man durch 



dickwandige Gummi- 

 schläuche. Durch die an- 

 gebrachten Quetschhähne 

 ist auch hier einerseits eine 

 leichte Regulierung des 

 Gasstromes, anderseits die 

 Möglichkeit gegeben , die 

 Kaliapparate ohne Verlust 



an Kohlensäure auszutauschen, wobei man durch den Druckregulator den 

 Vorteil genießt, die Pumpe beim Wechseln nicht abstellen zu müssen (wo- 

 durch sonst leicht ein Zurücksaugen von Wasser aus der Pumpe in den 

 Apparat sich ergeben könnte), da während der Inaktivität der Kaliapparate 

 Außenluft durch den Druckregulator eingesaugt wird, die Pumpe also einen 

 Angriffspunkt hat. Ebenso wie man nach dem Durchleiten der Sättigungs- 

 kohlensäure durch den Chlorkalziumturm die Kohlensäure vor dem Ver- 

 such mittels Durchleitens von Luft verdrängen muß, so leitet man, um die 

 Absorption der Kohlensäure, welche nach dem Versuch noch in dem Ap- 

 parat steht, zu verhindern, einen Strom von trockenem Wasserstoff durch, 

 der aber vor der Wägung durch Luft verdrängt werden muß, damit die 

 Wägung beide Male unter den gleichen Bedingungen vor sich gehe. 



Sachs benutzt folgenden einfachen Apparat (Fig. 104). Die beiden 

 Flaschen / und g dienen als Aspirator, indem das Wasser von / nach g 

 durch X hinabfheßt, wobei natürlich die Luft, welche rechts bei z eintritt, 

 durch die verschiedenen Gefäße des Apparates strömen muß. Sie wird 

 zunächst in dem Gefäß a, welches mit Kalilauge getränkten Bimsstein 

 enthält, von der kleinen Menge atmosphärischer Kohlensäure befreit : daß 



Fig. 102. Fig. 103. 



Atmunsskammer nach Blaekmann. 



