364 



XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



mittels Hineinblasens bei / die Lauge die enge Röhre e aufwärts gedrückt 

 bis in den dickwandigen Kautschukschlauch, der mit ihr in Verbindung 

 steht. Sobald die Lösung an dem offenen Ende der Röhre erscheint, 

 wird der Quetschhahn e geschlossen. Die Röhren G und F der Meß- 

 bürette (Fig. 106) werden dann etwas über die HäKte mit destilliertem 

 Wasser gefüllt, wobei keine Luftblasen in dem verbindenden Kautschuk- 

 schlauch bleiben dürfen. F wird dann gehoben, bis Wasser aus H heraus- 

 dringt., dann wird der Hahn L geschlossen und H durch einen Kautschuk- 

 schlauch mit dem Zylinder verbunden, der das zu analysierende Gas 



enthält. F, nunmehr wieder leer, wird 

 gesenkt und L geöffnet, so daß eine 

 Gasprobe in die H e m p e 1 sehe Bürette 

 hineingezogen wird. L wird jetzt ge- 

 schlossen und die Verbindung von H 

 ausgeschaltet. Das eingezogene Gas- 

 volumen wird dann durch die Teilung 

 in G zurückgemessen, nachdem das 

 Wasser in beiden Röhren auf dasselbe 

 Niveau gebracht ist. Um CO 2 zu ab- 

 sorbieren, wird H mit dem Kaut- 

 schukschlauch e der Absorptionspipette 

 verbunden, F wird gehoben und L so- 

 wie der Quetschhahn bei e geöffnet. 

 Das Gas wird so nach D hinüber- 

 gepreßt, wo es beiläufig eine Minute 

 lang gehalten und in Berührung mit 

 der Lauge sanft durchgeschüttelt wird, 

 wobei die Klemme e und der Hahn L 

 geschlossen bleiben. Wenn man an- 

 nehmen kann, daß die Absorption des 

 Gases vollendet ist, wird das Gas 

 nach G durch Senken von F zurück- 

 gezogen, während e und L geöffnet sind. 

 L wird dann geschlossen und G und 

 F wieder zur Niveaugleiche gebracht, 

 worauf die Verminderung des Gases 

 abgelesen werden kann. Die Differenz 

 gibt die ursprünglich vorhanden ge- 

 wesene Kohlensäuremenge. Will man 

 sicher sein, ob die Absorption voll- 

 kommen ist, kann man das Gas wieder 

 nach h führen, schütteln und wieder zurückgehen lassen, wobei keine 

 weitere Volumverminderung eintreten darf. Wenn eine Spur Lauge mit 

 dem Gas nach G gekommen ist, müssen die Röhren vor einem nächsten 

 Versuch sorgfältig gewaschen werden. 



Für die f/enauc Analijse kleiner Gasmengen kann man die P e 1 1 e r - 

 K o n sehen instrumente') benutzen, bei denen gleichzeitig der Fehler 

 kompensiert ist, welchen die Druck- und Temperaturschwankungen 

 der Atmosphäre mit sich bringen. Je nach der Größe der Gasquantitäten, 

 die gemessen werden sollen, bedient man sich dreier verschiedener 



Fig. 107. Pettersons Oasbürette in Ver- 

 bindiing mit eint-r Uaspipette ufli sCi-i. 



') Nach W. Hempcl, 1. c. p. 49. 



