XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



365 



Fig. 108. Pettersons Gas- 

 "büretten (oberer Teil). 



Formen von Gasbüretten mit Temperatur- und Barometerkorrektion; 

 in Fig. 107 und 108 zeigt / eine Bürette zur Messung von Gasquantitäten, 

 deren Volumen zwischen 0,5 — 100 com schwankt ; // gibt die Einrichtung, 

 die man zweckmäßig benutzt, wenn das Gasvolumen etwa 150 ccm 

 beträgt; /// wird benutzt wenn das Gasquantum 10 ccm nicht über- 

 steigt. Die Instrumente bestehen aus den graduierten Meßröhren A, 

 den Korrektionsröhren B, den Manometerröhren F und den Niveau- 

 kugeln G. Meßröhren und Korrektionsrohre 

 stecken in einem Glaszylinder C von passender 

 Weite, der mit Wasser zur Erhaltung der gleichen 

 Temperatur gefüllt ist. Die Meßröhren sind durch 

 doppelt gebohrte Glashähne geschlossen. Die 

 Korrektionsrohre B bilden mit den Manometer- 

 röhren F ein Stück, g ist eine Ansatzkapillare. 

 Die Manometerröhren sind u-förmige Glasröhren, 

 die sich bei k und i etwas erweitern. An diesen 

 Erweiterungen befinden sich in gleicher Höhe 

 angebrachte Marken. Mittels des etwa II/2 bis 

 2 mm weiten Rohres / sind sie durch Gummi- 

 stücke mit den Meßröhren verbunden. Ist die 

 Bürette verunreinigt, dann nimmt man das Mano- 

 meterrohr einfach ab und kann das übrige In- 

 strument reinigen, ohne daß an dem im Korrek- 

 tionsrohr abgeschlossenen Gasvolumen sich etwas 

 verändern kann. Um die Apparate für den Ge- 

 brauch herzurichten, saugt man durch die Röhre g 

 etwas destilliertes Wasser in die Korrektionsröhren 

 B und befeuchtet die Wände der Meßröhren A . Man füllt ferner die Niveau- 

 kugel G mit Quecksilber und treibt durch Heben derselben, nachdem man 

 die Glashähne in die Stellung 1 gebracht hat (Fig. 109), so viel Quecksilber 

 in die Manometerröhren, daß dasselbe den Raum zwischen den Marken 

 bei k und i erfüllt. Zur Normierung des Apparates müssen zunächst 

 die Inhalte der Manometerröhren von Marke A' bis a ermittelt werden. 

 Das geschieht, indem man das in den Manometern befindliche Queck- 

 silber bis nach a saugt, dann die Hähne D schließt i steiumg 11 

 und dann, nachdem die Hähne D in Stellung 2 ge- 

 bracht sind, beliebig große Luftvolumina in die 

 Büretten bringt. Man liest dann bei offenem Hahn 

 die Größe dieser Volumma an den Skalen der Bü- 

 retten ab. Hierauf dreht man die Hähne D so, 

 daß die Büretten mit den Manometerröhren kom- 

 munizieren, und treibt so viel von der eingeschlosse- 

 nen Luft in die Manometerröhren über, bis das 

 Quecksilber an den Marken k und i auf beiden 

 Seiten gleich hoch steht. Die Differenz aus der ersten und der zweiten 

 Ablesung ergibt dann die Größe der Räume von der Marke A- 

 bis a in den Manometerröhren. Das Korrektionsrohr kann nun ent- 

 weder in der Weise benutzt werden, daß man durch Abschmelzen des 

 Rohres g ein beliebiges Luftvolumen zum Einschluß bringt, wie es 

 dem gerade herrschenden Barometerstand entspricht, oder man kann 

 den Inhalt von B mit gerade so viel Luft füllen, daß der Apparat immer 

 direkt die auf 0» und 760 mm Druck reduzierten Gasvolumina angibt. Um 



109. Gashähne der 

 Petterson sehen Büretten. 



Fig. 



