366 XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



nun die Apparate so einzurichten, daß den Beobachtungen an den Skalen 

 der Meßröhren A Vohimina von " C und 760 mm Druck entsprechen, 

 befestigt, man am Ende der Kapillaren g em Stück Gummischlauch 

 mit DrahtHgaturen. Durch Senken der Niveaukugehi saugt man das 

 Quecksilber in den Manometerröhren bis in die Röhre / und stellt dann 

 die Büretten zwei Stunden in einen gleichmäßig temperierten Raum 

 neben Barometer und Thermometer. Die Hähne D werden geöffnet, 

 so daß die Inhalte der Büretten frei mit der atmosphärischen Luft kom- 

 munizieren können. 



Sobald ein Temperaturausgleich eingetreten ist, liest man ganz 

 genau die Größe der Gasvolumina, der Temperatur und des Barometer- 

 standes an den Instrumenten ab und schließt die Hähne D, worauf man 

 die vorhandenen Gasvolumina reduziert. Das Gasvolumen betrage z. B. 

 97 ccm, der Barometerstand 753,3 mm, die Temperatur 8,75 ^ C. Die 

 Größe des Raumes von A' bis a im Manometerrohr sei vorher mit 1,8 ccm 

 ermittelt. Die Tension des Wasserdampfes ist 8,4 mm. Ist b = Barometer- 

 stand, / = Temperatur, e = Tension, V^ = beobachtetes Volumen, so 



b — e 

 ist das reduzierte Volumen Vq = V rf7^rrTr7il\ n'i(\7 i\ ' ^^^^ ^^^ unser 



Beispiel 92,1 ccm. Da bei der Messung mit dem Korrektionsrohr das 

 Gas den Raum von A' bis a ausfüllt, muß man noch die Größe desselben 

 = 1,8 ccm davon abziehen, daher ist Vq = 90,3 ccm. Um das Korrektionsrohr 

 zu normieren, stellt man den Hahn D so, daß das Meßrohr mit dem Mano- 

 meterrohr kommuniziert, und drückt dann das abgemessene Gasvolumen 

 auf die für " und 760 mm berechnete Größe zusammen. Das dadurch 

 aus dem Gleichgewicht gebrachte Quecksilber bringt man so in die 

 Ruhelage, daß man durch den Gummischlauch bei g so viel Luft in das 

 Korrektionsrohr einbläst, daß das Quecksilber ins Gleichgewicht kommt, 

 worauf dann der Schlauch g durch einen starken Quetschhahn zusammen- 

 gepreßt wird; zur vollkommenen Dichtigkeit muß dann noch das Rohr g 

 abgeschmolzen werden zu welchem Zweck man die Kautschukverbindung 

 des Manometerrohres mit der Bürette bei a löst, hierauf das Korrektions- 

 rohr B in eine Kältemischung von Kochsalz und Eis stellt und es so 

 lange darin läßt, bis das Quecksilber im Manometerrohr anzeigt, daß 

 im Innern des Korrektionsrohres ein geringerer Druck herrscht als in 

 der äußeren Atmosphäre: dann erst erhitzt man das Rohr g, welches 

 man zum Schutze vor Zerspringen, mit Ausnahme der Stelle, wo sie 

 aVjgcschmolzen "werden soll, mit wassergerührtem Gips überstreicht, 

 dicht vor dem angesetzten Gummischlauch mit dem Gebläse und schmilzt 

 es durch Ausziehen zu. Wird das so hergerichtete Korrektionsrohr 

 dann wieder mit dem Meßrohr verbunden, so geben die Ablesungen 

 direkt auf ° und 760 mm reduzierte Gasvolumina, unbekümmert um 

 die Temperatur- und Druckschwankungen, wenn man nur bei den 

 Messungen dem Hahn I) die Stellung 7 gibt und das Quecksilber im 

 Manometerrolir durch Ausdehnen oder Zusammcuidrücken des im Meß- 

 rohre befindlichen Gases zur Einstellung auf die Marken in k und i 

 bringt. Die genaue Einstellung des Instrumentes erreicht man dadurch, 

 daß man zunächst durch Heben oder Senken der Niveaukugel G die 

 beiden Quecksilbermenisken k und i ungefähr in gleiche Höhe bringt, 

 hierauf den Hahn n (Eig. 107) schließt und nun durch Drehen der Druck- 

 scheibe ein Stück Gummischlauch, welches sich zwischen dem Hahn n und 

 dem Endstück der Bürette befindet, so in seinem Volumeninhalt ver- 



