XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



371 



auf beliebige Höhe ein und füllt alsdann den Gummischlaucli und den 

 linken Schenkel des Rohres a mit Quecksilber; dadurch wird ein voll- 

 kommen luftdichter Verschluß bewirkt, da die innere Atmosphäre des 

 Kolbens von der äußeren Luft durch Glas und Quecksilber getrennt 

 bleibt. Die Entnahme der Gasproben und die Ermittlung des Kolben- 

 volumens führt man auf dieselbe Weise aus wie beim B o n n i e r apparat, 

 nur daß man die dortige Gaspipette durch folgende zweckmäßige Modi- 

 fikation ersetzen kann (Fig. 115). Außer dem Dreiweghahn R ist an der 

 Pipette noch der einfache Glashahn 5 zwischen den beiden Gefäßen / und V 

 angebracht; durch entsprechende Drehung des Dreiweghahnes stellt 

 man die Kugel / je nach Bedürfnis entweder mit dem Rohr h oder mit 

 dem Rohr d in Kommunikation. Der einfache Hahn 5 dient zur Regu- 

 lierung des Quecksilberstromes. Handelt es 



sich darum, den Atmungskoeffizienten sehr /P^k^' 



geringer Mengen von Pflanzensubstanz zu be- 

 stimmen, so sperrt man die zu untersuchen- 

 den Objekte mit Quecksilber in sehr dick- 

 wandige Reagenzgläser ein, wo die Pflanzen 

 im oberen Teile durch Glaswolle festgehalten 



Fig. 114. 



Kulturkolben nach Palladin lilr Samen 

 Oller Blätter. 



Fiir. ;ir 



Gaspipette zur Entnahme 

 von Gasproben. 



sind. Die Entnahme von Gasproben erfolgt mit der Gasbürette und 

 die Messung in einem der üblichen Eudiometer. 



Der genaueste der für die Pflanzenatmung verwendeten Apparate, 

 allerdings etwas komplizierter in der Handhabung ist der von Polowzow- 

 Richter (Fig. 116), den ich in der Beschreibung Palladins vorführe. 

 Der wichtigste Teil des Apparates ist das Meßrohr AA'A"A"'; der kali- 

 brierte Teil des Rohres befindet sich in dem mit Wasser gefüllten Glas- 

 zylinder B, das äußere Ende A'" in der Quecksilberwanne c, in welche 

 auch die Enden der Gaspipetten D und E hineinragen. Das andere 

 Ende des Meßrohres ist mittels eines dickwandigen Gummischlauches 

 mit der Birne H verbunden, die mit Quecksilber gefüllt ist. Mittels 

 dieser Birne und des Glashahnes e kann man das Quecksilberniveau im 

 Meßrohr auf beliebige Höhe einstellen. Der nicht graduierte Teil des 

 Meßrohres 0° A" A'" ist ein enges Kapillarrohr; dadurch wird eine 

 bequemere und genauere Einstellung des Quecksilberniveaus auf dem 

 Strich erzielt; für feinere Verschiebungen des Quecksilbers dient die 

 in einem Ansatzrohr in Quecksilber versenkte Stahlschraube e. 



Die Quecksilberwanne c und die beiden Gaspipetten D und E 

 sind durch dickwandige Gummischläuche und durch ein T-Rohr mit 



24* 



