374 XIX. Die Vorgänge bei der Atmimg. 



Quecksilber gefüllt ist; diese Eprouvette läßt man im Quecksilber 

 schwimmen, indem man den Glashalter an dem Haken h aufhängt. Nun 

 stellt man das Quecksilberniveau in der Wanne c genau auf den Strich 

 Im ein, den Quecksilbermeniskus im rechten engeren Schenkel des Rohres 

 stellt man mit Hilfe der Schraube e und einer Lupe auf den Strich 

 ein, notiert nach Ablesung mit dem Horizontalmikroskop die Lage des 

 höchsten Punktes des Quecksilbermeniskus im linken Schenkel des 

 Meßrohres und berechnet nach der Korrektionstabelle das korrigierte 

 Gasvolumen. Jetzt führt man das Gas aus dem Meßrohr in die mit 

 Quecksilber gefüllte Eprouvette über, die man hierbei unter dem Queck- 

 silber auf das Ende des Meßrohres so tief aufsetzt, daß das Ende des 

 Rohres die Wölbung der Eprouvette berührt. Diese überträgt man dann 

 unter Quecksilber auf das Ende der Absorptionspipette D und saugt 

 das Gas mittels der Birne g und des Hahnes 77 in die Pipette ein. Bei 

 Anwendung einer verdünnten Kalilösung muß das Gas etwa 10 Minuten 

 in der Pipette bleiben, während dieser Zeit läßt man durch Senken der 

 Birne g und eine entsprechende Drehung des Hahnes n Quecksilber 

 tropfenweise aus der Wanne in die Pipette fließen; nach Ablauf von 

 10 Minuten treibt man das Gas aus der Pipette in die auf das obere Rohr 

 aufgesetzte Eprouvette zurück; der größte Teil des Gases wird mit 

 Hilfe der Birne g ausgetrieben ; zuletzt schließt man den Hahn und ent- 

 fernt den Rest des Gases mittels der Schraube /, wobei man das Queck- 

 silberniveau in der Wanne c so niedrig einstellt, daß man das Ende des 

 oberen Rohres mit der daraufgesetzten Eprouvette sehen kann. Beim 

 Verdrängen des Gases aus der Absorptionspipette hat man dafür zu 

 sorgen, daß keine Spur Lauge in die Eprouvette eindringt; sollte das 

 geschehen sein, so führt man das Gas in die Pipette über und ersetzt 

 die verunreinigte Eprouvette durch eine mit reinem Quecksilber ge- 

 füllte, weil sonst beträchtliche Fehler bei der nachfolgenden Ablesung 

 geschehen können. Nach Absorption der Kohlensäure wird das Gas 

 wieder in das Meßrohr übergeführt und neuerdings das Volumen ab- 

 gelesen; die Differenz beider Ablesungen ist die Menge der Kohlensäure. 

 Jetzt treibt man das Gas in die Eprouvette zurück, m die Wanne c führt 

 man eine mit Wasserstoff gefüllte Eprouvette ein, setzt sie auf das Ende 

 des Meßrohres auf und saugt in das Meßrohr ein Quantum Wasserstoff 

 ein, das man nach dem mutmaßlichen Sauerstoff gehalt des zu messenden 

 Gasgemisches wählt. War die Menge der Kohlensäure geringer als 8 %, 

 so muß die aufgesogene Wasserstoff menge etwa zwei Fünftel des ur- 

 sprünglichen Volumens des zu analysierenden Gases betragen; man 

 ermittelt das Volumen des Wasserstoffes und führt ihn dann in die 

 Eprouvette über, welche das zu analysierende Gas enthält; der Inhalt 

 der Eprouvette wird dann in die Explosionspipette eingesogen und ver- 

 pufft. Die Explosion wird dadurch hervorgerufen, daß man das Zink- 

 Kohle-Element einen Moment in Betrieb setzt. Dabei senkt man die 

 Birne g möglichst tief und öffnet gleichzeitig den Hahn /;, wodurch ein 

 Quecksilberstrom von der Wanne c in die Pipette hergestellt wird. 

 Nach der Verpuff img treibt man das Gas durch Heben der Birne g 

 in die Eprouvette zurück, die Eprouvette überträgt man auf das Ende 

 des Meßrohrcs, saugt das Gas in das Meßrohr ein und ermittelt das 

 Volumen des Gases. War a das Volumen des zu analysierenden Gases 

 nach erfolgter Kohlensäureabsorption, b das Volumen des Wasserstoffs 

 und c das Volumen der Gasmischung nach der Explosion, so ist das 



