XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 375 



Volumen des Sauerstoffs = ~ . Der Stickstoff wird aus der 



Differenz berechnet. Ist der Sauerstoff gehalt des zu analysierenden 

 Gases sehr gering, so ist es möglich, daß beim Überspringen des Funkens 

 gar keine Explosion stattfindet ; in diesem Falle fügt man eine gemessene 

 Menge von etwa einem Drittel vom Volumen des zu analysierenden 

 Gases an Knallgas hinzu und wiederholt die Verpuffung. Man kann 

 mit dem P o 1 o w z o w sehen Apparat selbstredend nicht nur ein Gas- 

 gemisch von Kohlensäure, Sauerstoff und Stickstoff analysieren, sondern 

 auch Wasserstoff, Kohlenoxyd, Methan und anderer Gase mit Hilfe 

 geeigneter Absorptionsflüssigkeiten bestimmen. Zur Analyse eines Ge- 

 misches von Kohlensäure, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff bringt 

 man das Gas nach Bestimmung des Gesamtvolumens zunächst in Kali- 

 lauge, wo die Kohlensäure absorbiert wird, dann verpufft man es zur 

 Bestimmung des Wasserstoffs in der Explosionspipette, wobei man 

 bei Zuführung von Knallgas dessen Menge nicht zu hoch wählen darf, 

 da sonst ein Teil des Stickstoffs zu Stickoxyden oxydiert werden kann. 

 Hat nach der Explosion eine Volumenverminderung stattgefunden, so 

 setzt man dem Gase eine im Meßrohr genau abgemessene Menge kohlen - 

 säurefreier Luft zu und bringt wieder zur Verpuffung, wiederholt diesen 

 Vorgang eventuell bei nochmahger Volum Verminderung ; bleibt das 

 Volumen des Gases nach der zweiten Explosion unverändert, so be- 

 rechnet man das Volumen des Wasserstoffs folgendermaßen: war a 

 das Volumen des Gases nach der Absorption der Kohlensäure und b 



2 

 nach der Explosion, so ist das Volumen des Wasserstoffs _ {a — b). 



ö 



War das mit Sauerstoff verbrennbare Gas reiner Wasserstoff, so darf 

 bei der Explosion keine Spur Kohlensäure gebildet worden sein, wovon 

 man sich durch nochmalige Absorption in Kalilauge überzeugt. Für die 

 Bestimmung des Sauerstoffs nimmt man besser eine neue Gasprobe 

 und zieht bei der Zufügung von Wasserstoff zur Explosion die im Gas- 

 gemisch bereits vorhandene Wasserstoffmenge in Rechnung. 



Die Kohlensäurebestimmungen mit dem P o 1 o w z o w sehen Ap- 

 parat haben eine Fehlergrenze von 0,15 % die Sauerstoff bestimmungen 

 von 0,1 %. Für die Genauigkeit der Bestimmungen ist vor allem exaktes 

 Kalibrieren des Meßrohres von Belang, ferner die Reinheit des Queck- 

 silbers. Wenn man bemerkt, daß das Quecksilber sich nicht sehr leicht 

 im Meßrohr bewegt oder gar an der Wand haften bleibt, muß das Rohr 

 gereinigt werden. Man setzt unter dem Quecksilber eine mit 15 pro- 

 zentiger Salpetersäure gefüllte Eprouvette auf das Ende des Meßrohres 

 auf und führt die Flüssigkeit in das Rohr ein; nach einigen Minuten 

 treibt man die Flüssigkeit in die Eprouvette zurück und wäscht das 

 Rohr ebenso emigemal mit destilliertem Wasser. Dann entleert man 

 das Meßrohr, den Gummischlauch P und die Birne H und trocknet 

 das Rohr mittels Durchblasens erwärmter Luft. Die Einstellung der 

 Quecksilbersäule auf den Strich im Meßrohr muß immer durch eine 

 Bewegung in der Richtung des Pfeiles erfolgen. Die Ablesungen während 

 einer Analyse müssen bei konstanter Temperatur vorgenommen werden, 

 die Temperaturschwankungen kontrolliert man mittels eines im Zylinder 

 B in das Wasser getauchten Thermometers und gleicht durch Zugießen 

 wärmeren oder kälteren Wassers aus. Man kann mit Hilfe dieses Apparates 

 während kurzer Zeit (eine Analyse nimmt höchstens eine halbe Stunde 



