376 



XIX. Die Vorgänge bei der Atnimig. 



in Alispruch) eine ganze Keihe exakter Gasmessungen durchführen, für 

 jede Analyse genügen sehr geringe Gasmengen; der Apparat erfordert 

 wenig Quecksilber und seine Handhabung ist, emmal eingeübt, nicht 

 schwierig. Die Art der Gasbestimmung durch Explosion ermöglicht 

 nicht nur eine sicherere und elegantere Sauerstoffbestimmung als durch 

 Absorption mit alkalischer P^TOgallollösimg, sondern auch die Be- 

 stimmung von Wasserstoff. Kohlenoxyd und anderer Gase. 



Einfacher ist der Apparat von B o ii n i e r und M a n g i n , von 

 w elchem zunächst die Modifikation von B a r a n e t z k 3^ beschrieben sei 

 (Fig. 117). Auf einem Holzbrettchen ist das etwa 0,7 mm weite mit der 

 Kugel e und dem Glashahn h versehene Glasrohr montiert. Der etwa 70 bis 

 100 cm lange Teil cd des Rohres ist in Millimeter geteilt und kahbriert. 

 Ein an die Kugel angeschalteter Kautschukschlauch verbindet das Rohr 

 mit der Birne /, die in einem auf einem Stativ verstellbaren Messingring 

 liegt. Der Teil a des Rohres ist in eine (auf der Abbildung nicht dar- 

 gestellte) mit Quecksilber gefüllte Glaswanne eingeführt. Das ganze 

 Rohr, die Kugel e, der Gummischlauch und die Birne / sind mit Queck- 

 silber gefüllt. Die Eprouvette, 

 welche das zu analysierende Gas 

 enthält, wird nun in die Queck- 

 silberwanne eingeführt und unter 

 Quecksilber auf das Ende des 

 Rohres a aufgesetzt. Durch 

 Senken der Birne / und gleich- 

 zeitiges Offnen des Hahnes h 

 fängt man eine entsprechende 

 Gasmenge in dem Teil ab des 

 Rohres ein und sperrt das Gas 

 durch Heben der Eprouvette 

 mit Quecksilber. Sobald das 

 eingeführte Gas den graduierten 

 Raum des Rohres eingenommen 

 hat, schließt man den Hahn h und legt die Birne / in den Messing- 

 ring. Jetzt senkt man die Nadel g, bis sie die Oberfläche des 

 Quecksilbers in der Birne berührt, und schraubt sie in dieser Lage 

 fest; diese Lage der Nadel bleibt während der ganzen Dauer der 

 Analyse unverändert. Nachdem man die Länge der Gassäale er- 

 mittelt hat, entfernt man aus der Wanne die den Überschuß des Gases 

 enthaltende Eprouvette und ersetzt sie durch eine andere Eprouvette, 

 welche mit konzentrierter Kahlauge gefüllt ist. Durch Senken der 

 Birne / und Öffnen des Hahnes h führt man die Lauge in den Teil ab 

 des Rohres ein. Durch Heben der Birne treibt man die Lauge sofort 

 in die Eprouvette zurück und führt gleichzeitig das Gas in den Teil ab 

 des Rohres über, wobei man darauf achtet, daß die Gassäule den Hahn h 

 nicht erreicht. Die den Wandungen des Rohres anhaftende Kalilauge 

 absorbiert die Kohlensäure aus dem Gasgemisch. Jetzt öffnet man 

 wieder den Hahn h und treibt das Gas in den graduierten Teil des Rohres, 

 wonach man die Birne / so einstellt, daß die Nadel g die Oberfläche 

 des Quecksilbers berührt. Dann schließt man den Hahn und liest die 

 Länge der Gassäule ab, die Differenz der beiden Ablesungen gibt die 

 Menge der Kohlensäure. Jetzt führt man ebenso alkalische Pjo-ogallol- 

 lösung in das Rohr ein und bestimmt durch dieselbe Manipulation die 



Fig. 117. B;i ran ftzky s Moilifikation des Atmungs- 

 apparaies nach Bonnier. 



