378 



XIX. Die \'orgänse bei der Atmung. 



gestattet. Dieser letztere liegt mit einer seiner Flächen auf dem Brett 

 X y aufmontiert. Die entgegengesetzte Fläche besitzt zwei Öffnungen, 

 die eine, ist kapillar und ganz am Rande des Pumpenkörpers an- 

 gebracht und kann hermetisch durch die Schraube \' geschlossen werden ; 

 in der anderen, 0^, ist eine Röhre C angebracht, die durch eine Art 

 Trichterrohr mit dem langen Kapillarrohr D E F G H verbunden ist, 

 welches eme Innenweite von zirka 1 mm besitzt. Am Beginn dieser 

 Röhre ist eine Erweiterung von 1 — 2 com Fassungsraum angeblasen, 

 die Röhre ist bei D rechtwinklig gebogen. Der horizontale Teil DE 

 von 70 ccm Länge ist fein kalibriert und gleichmäßig der Länge nach 

 graduiert. Die 600 Teilgrade umfassen beiläufig 60 cm. Die Röhre be- 

 sitzt überdies noch drei rechtwinklige Biegungen bei EEG. Der aufrecht- 

 stehende Teil GH ist am Ende ausgezogen und bildet die senkrechte 

 Achse der dickwandigen Glaswanne L. Das Ende H ist außerhalb der 

 Ebene gelegen, in welcher die horizontale Achse des Rohres DE lieg^ . 

 Die Wanne L ist an ihrem Grunde durch eiserne Schrauben an der 

 Metallstütze N angeschraubt, die ihrerseits an dem Brett XY befestigt 

 ist. Diese Metalifläche bildet in ihrem oberen Teile den Boden der 



Fig. 118. Bon 11 i er- Ma n gi n s Atimiiigsa|)parat. 



Küvette, die überdies mit einer schmalen Rinne versehen ist, deren 

 Lichte sich nach außen bei N erstreckt und durch einen Metallstöpsel 

 verschlossen ist. Der Apparat wird folgendermaßen mit Quecksilber 

 gefüllt. Der Schraubenstempel wird völlig nach rechts mittels der 

 Handhabe M zurückgezogen, die Stütze XY wird von der Seite X 

 gehoben und zirka 30 Grad geneigt. Nachdem die Schraube V gelüftet 

 ist, gießt man mittels eines kapillar ausgezogenen Trichters durch die 

 Bohrung vollkommen reines, trockenes Quecksilber. Nachdem der 

 J^umpenkörper voll ist, klopft man ihn an seiner Oberfläche leicht, um 

 eventuell hineingeratene Luftblasen bei herauszutreiben, welche an 

 den Wänden haften könnten. Man setzt die Schraube \^ wieder auf 

 und bringt den Apparat in die Horizontallage. Die Wanne L wird darauf 

 mit reinem trockenem Quecksilber so gefüllt, daß die freie Quecksilber- 

 obcrflächc! über d(;r Horizontalachse der Röhre DE liegt. Dann dreht man 

 den PurnpoTikolbcn in den J^umpenkörper ein. Das Quecksilber er- 

 füllt allmählich die Erweiterung und alle Teile der Röhre D E F G II. 

 So vorbereitet kann aber der Apparat noch nicht zur Analyse verwendet 

 werden, da das Kapillarrohr immer noch Staubkörnchen enthält, welche 

 an den Wandungen haften, so daß das Quecksilber sich nicht gleich- 

 mäßig ausdehnen kann und Luftbläschen einschließt. Man wäscht also 



