XIX. Die Vorgänge bei der Atmung. 



383 



mittleren Bohrung steckt ein mit zwei Hähnen versehenes T-Rohi T, 

 in der dritten Bohrmig ein Einfülltrichter mit Glashahn Tr. Alle Glas- 

 verbindimgen des Apparates , welche durch Kautschukschlauch her- 

 gestellt sind, werden durch dickwandige Schläuche bewirkt und stehen 

 Glas an Glas. Der konische Kolben wird mit KaHlauge gefüllt, der 

 Apparat mit dem Wasserstoffentwickler verbunden und nunmehr Wasser- 

 stoff eingeleitet, wodurch der Sauerstoff vollkommen verdrängt wird; 

 jetzt schüttet man durch den Trichter die Pjrrogallollösung hinzu, welche 

 in dem sauerstofffreien Kolben auch nach monatelangem Gebrauch 

 nur ganz schwach gefärbt bleibt. Auch der Bardeleben sehe 

 Wasserstoffent Wickler kann sehr lange Zeit benutzt werden, wenn man 

 dafür sorgt , daß die gebildete konzentrierte und darum zu Boden sinkende 

 Lösung vom ZinksuKat abgehebert und neue Schwefelsäure zugegossen 

 wird. Der so gereinigte Wasserstoff gelangt nun in die mit Pflanzen 

 bestandene Glocke, aus der er in einen Kohlensäureabsorbator, also 

 eine Pettenkofer sehe Röhre oder einen Kaliapparat eintritt, um 

 die in der intramolekularen Atmung entwickelte Kohlensäure abzugeben. 

 Den so montierten Entwicklungsapparat kann man mittels des T-Rohres 

 mit zwei Pflanzenglocken re- 

 spektive, wenn man an jedem 

 Arm des T-Rohres noch je ein 

 T-Rohr anschaltet, mit vier 

 solchen verbinden. 



Statt des Wasserstoffs 

 kann man auch Stickstoff als 

 neutrales Gas verwenden, den 

 man durch Salmiaklösung aus 

 Kalinitritent wickelt. Die von 

 Kostytschew dazu kon- 

 struierte Emrichtung(Fig. 120) 

 besteht aus dem 500 ccm fas- 

 senden Rundkolben A, der 

 mit einem Gemisch von 85 g 



reinstem Kalinitrit, 53,5 g Chlorammonium und 180 ccm Wasser 

 beschickt ist; das Gemisch ist zweckmäßig vor dem Gebrauch eine 

 Nacht über stehen zu lassen, weil dann die Entwicklung gleichmäßiger 

 vor sich geht. Der Kolben wird durch direkte Bunsenf lamme erhitzt, 

 wobei aber der Flammenkegel selbst den Kolben nicht berühren darf; 

 der Inhalt des Kolbens löst sich bald auf und es beginnt die Gas- 

 entwicklung, deren Lebhaftigkeit durch geringere Erwärmung oder 

 Unterbrechen derselben abgeschwächt werden muß. Das Gas passiert 

 dann zunächst das Waschgefäß B, welches mit konzentrierter Schwefel- 

 säure getränkte Bimssteinstücke enthält, wo mitgerissenes Ammoniak, 

 das während des Prozesses entstanden ist, zurückgehalten wird; das 

 U-Rohr C ist mit Natronkalkstücken beschickt, um das entwickelte 

 Chlor zurückzuhalten, und die Waschflasche D, welche konzentrierte 

 Schwefelsäure enthält, dient hauptsächhch zur Kontrolle der Gas- 

 blasengeschwindigkeit, welche man durch Erwärmen, bzw. Abkühlen 

 des Entwicklungskolbens erzielt. Ein Quecksilberventil am Kolben 

 dient zur Entfernung eines eventuellen Gasüberschusses, wenn die 

 Entwicklung zu stürmisch werden sollte. Der Gasstrom wird mit der 

 Wasserstrahlpumpe in Gang gehalten. Immerhin erfordert der Apparat 



Fig. 12\ Ko styt schews Einrichtung zur Entwicklung 

 von Stickstoff als Medium der intramolekularen Atmung 



