XXI. Wachstuinsmessung. 



401 



gehoben oder gesenkt werden kann (H. Darwin) (Fig. 128). Der Moment 

 des Kontakts ist genau zu erkennen und man kann leicht 0,01 mm an M 

 ablesen. Wenn Öl verwendet wird, muß das Gefäß zunächst so weit ge- 

 senkt werden, bis die Nadelspitze deutlich zu sehen ist, die Schraube wird 

 dann vorsichtig gehoben, bis die blanke Öloberf lache am Berührungs- 

 punkt emgesenkt erscheint. Wenn Quecksilber verwendet wird, muß 

 zwischen dasselbe und die Lichtquelle, ein vertikaler Faden oder Draht 

 nahe am Mikrometer aufgehängt werden und der Moment der Berührung 

 der Nadelspitze und des Quecksilbers ist durch Verschiebung des Faden- 

 bildes gekennzeichnet, das durch Reflexion des Lichtes im Quecksilber 

 entsteht. Der Apparat muß auf einer standfesten Platte stehen. Das 

 Mikrometer trägt am unteren Ende eine Nadel, welche für verschiedene 

 Messungen dienlich ist. Der Haken an der Kante der Tube kennzeichnet 

 die Vertikalstellung der Schraube; wenn dies der Fall ist, bleibt die 

 Spitze des Hakens in einer zur Oberfläche relativ konstanten Stellung, 

 wenn die Schraube gedreht wird. Wenn die Tube gefüllt ist, so daß die 

 Spitze gerade in die Oberfläche taucht, 

 bleibt dieser Stand während der Dre- 

 hung konstant erhalten. 



Das selbstregistrierende Auxano- 

 meter von W i e s n e r (Fig. 129) 

 funktioniert folgendermaßen : ein mas- 

 siver Ständer aus Gußeisen trägt auf 

 einer genau vertikalen Stahlsäule S 

 einen mittels Schraube verstellbaren 

 horiz ont alen Metallb alken , an welchem 

 eine kleine aus Hartkautschuk ver- 

 fertigte Rolle r drehbar befestigt ist, 

 die mit einer gleichfalls aus Hart- 

 kautschuk hergestellten größeren 

 Rolle R fix verbunden ist. Beide 

 Rollen drehen sich konzentrisch um 

 dieselbe Achse, welche aus Stahl 



verfertigt ist und in einem passenden soliden Lager läuft. Jede der 

 beiden Rollen hat im Umfang eine rinnenförmige Vertiefung, welche 

 zur Führung je eines Fadens dient. Einer der Fäden läuft um die kleine 

 Rolle. Einfache Aufrollung genügt; größerer Sicherheit wegen kann man 

 den Faden doppelt aufrollen, es ist dann aber selbstverständlich ein 

 größeres spannendes Gewicht anzuwenden. Eines der beiden Enden dieses 

 Fadens ist mit der Pflanze verbunden, das zweite trägt em zur Spannung 

 des Fadens dienendes Gewicht G. Auf der großen Rolle wickelt sich 

 ein dieselbe in einem Halbkreis berührender zweiter Faden ab, 

 welcher auf der einen Seite durch das Gewicht G, auf der anderen Seite 

 durch das Zeigerge wicht G' gespannt ist. Dieses Zeigerge wicht ist T-förmig 

 gestaltet, aus Hartkautschuk verfertigt und besitzt eine besondere 

 vertikale Führung. Dieselbe besteht aus zwei genau vertikal gestellten, 

 sorgfältig geglätteten zylindrischen Metallstäben, welche an prismatischen 

 Hartkautschukstücken befestigt sind; diese selbst stehen wieder mit 

 dem Balken so in Verbindung, daß er der Rolle möglichst nahe steht, 

 ohne sie doch zu berühren. Das Zeigerge wicht ist an vier Stellen durch- 

 bohrt behufs Durchlaß der zur Führung dienenden Metallstäbe. Die 

 vordere breite Fläche des Zeigergewichtes steht senkrecht zur Fläche 



Fis;. 129. Wiesners Anxanonieter. 



(irafe, EriiUhningsfihys. Praktikum. 



26 



