402 



XXI. Wachstiuiismessuiior. 



der Rollen. Von der Mitte des Zeigergewichtes geht ein zur Rollenfläche 

 paralleler, horizontal gestellter, gegen den Zylinder in einer Horizontal- 

 ebene vorgebogener, zugespitzter, 10 cm langer, als Zeiger dienender Platin - 

 draht Z aus. Ziu* Auf Schreibung dient der Zylüider C, welcher exzentrisch 

 auf dem Stundengehwerke ^V" statt des Mmutenzeigers mit hoher Führung 

 aufgesetzt ist und sich innerhalb emer Stunde genau einmal umdreht. 

 Der Halbmesser der kleinen Rolle beträgt 1,5 cm, jener der großen 

 Rolle 12 cm. Da nun beim Aufwärtswachsen der Pflanze die große 

 Rolle proportional der Höhenzunahme der Pflanze sich bewegt, so ist 

 ersichtlich, daß das Auxanometer nur achtmalige Vergrößerung gibt, 

 welche sich aber auch noch steigern läßt. Zur Spannung der Fäden 

 dienen Gewichtchen von 7 — 10 g, welche Belastungen völlig ausreichen. 

 Die Gewichte müssen sorgfältig gewählt sein, G muß G' völlig das 

 Gleichgewicht halten und das andere Gewicht einen möglichst geringen 



Zug auf die Pflanze ausüben. Ist g^ = z^, 

 so lastet auf der Pflanze bloß g. Das Zeiger- 

 gewicht bewegt sich parallel zur vertikal 

 wachsenden Pflanze, an deren Stengel der 

 Faden angebracht ist, der über die kleine 

 Rolle /■ gespannt ist, deren Bewegung die 

 Zeigerrolle R sich bewegen läßt, so daß der 

 Zeiger vertikal übereinanderliegende Marken 

 schreibt, deren Abstände die stündlichen Zu- 

 wachse im Verhältnis von r : R vergrößert 

 angeben. Das Zeigerge wicht legt einen Weg 

 zurück, der achtmal so groß ist als der Zu- 

 wachs. Je nachdem man das eine oder andere 

 Ende des Fadens der kleinen Rolle mit der 

 Pflanze in Verbindung bringt, bewegt sich 

 das Zeigergewicht nach aufwärts oder nach 

 abwärts. Man umhüllt den auf W aufzu- 

 setzenden Zyhnder mit einem dicht anliegen- 

 den Papier, welches an der Vorderseite be- 

 rußt ist, zeichnet mit Nadel und Lineal die 

 Vorderkante und stellt den ganzen Apparat 

 so, daß der Zeiger an dieselbe leicht an- 

 gedrückt ist. Nach je einer Stunde markiert der Zeiger an der Zylinder- 

 kante durch einen genau horizontalen Strich den vergrößerten Zuwachs. 

 Das selbstregistrierende Auxanometer von Sachs besteht aus 

 zwei Hauptteilen, von denen der erste im Prinzip den Sachs sehen 

 später zu betrachtenden ,, Zeiger am Bogen" darstellt, der andere ein 

 durch ein Uhrwerk langsam rotierender Zylinder ist, der ein berußtes 

 Papier trägt , an welchem eine Zeigerspitze anliegt und so , ihrem 

 jeweiligen Stande entsprechend , eine weiße Linie markiert. Die 

 Drehungszeit des Zylinders läßt sich durch Verschiebung des Gewichtes 

 am Pendel des Uhrwerkes regulieren. Der Bau und die Funktion 

 des Apparates ist sehr einfach. Da der Apparat zahlreiche, z. T. schon 

 von Sachs hervorgehobene Fehler zeigt und die Zuwachslinien keine 

 richtigen proportionalen Werte geben, sei auf ein näheres Eingehen 

 verzichtet. Der wichtigste (im W i e s n e r sehen Apparat vermiedene) 

 Fehler ist, daß der Zeiger einen Kreisbogen (nicht eine vertikale, dem 

 Zuwachs parallele Linie) beschreibt, daß der Zeiger nur bei horizontaler 



Fig. 130. Auxanometer nach 

 Pfeffer. 



