XXI. Wachstumsmessung. 



403 



Stellung mit dem exzentrisch rotierenden Zylinder Horizontallinien, in 

 allen anderen Lagen aber selbst bei fixem Stande eigentümliche 

 Reibungskurven verzeichnet, daß zur Vermeidung dieser Fehler ein 

 großer, 90 cm im Umfang messender Zyhnder und ein 60 cm langer 

 Zeiger, ferner ein sehr großes Gewicht (20 g) verwendet werden muß, 

 dessen Zug auf die Pflanze überdies nicht gleichmäßig ist, weil hier 

 ein Zeiger und nicht, wie beim W i e s n e r sehen Apparat, durch die 

 Rolle wieder eine Rolle bewegt wird. Die Messungen sind also hier nicht 

 exakt quantitative. 



Der von Pfeffer (Fig. 130) nach dem von Baranetzky ange- 

 wendeten Prinzip konstruierte Apparat zeichnet mit dem Schreibzeiger 

 dadurch eine Treppenkurve, daß der mit Papier überzogene berußte 

 Zylinder T, je nach der Stellung des auslösenden Uhrwerkes, jede 1/4. Yi^ 

 1, 2 Stunden usw. eine kleine Drehung macht. Die so markierten Strecken 



Ficr. 131. IJ o V i e s Auxaiioineter. 



geben also den realen Zuwachs im Verhältnis der kleineren Rolle zur Rolle R 

 vergrößert an. Wenn der durch ein Uhrwerk betriebene Zylinder, sich 

 kontinuierlich drehend, in der Stunde eine Umdrehung macht, so ent- 

 steht an seiner Peripherie eine Spirallinie, bei welcher der vertikale Ab- 

 stand je zweier übereinanderliegender Linien den vergrößerten stünd- 

 lichen Zuwachs angibt. Statt auf berußtem Papier kann man eine 

 Schreibfeder mit Glyzerin- Anilinblautinte direkt auf Koordinatenpapier 

 die Wachstumskurve schreiben lassen. Durch elektrische Übertragung 

 kann man auch den registrierenden Apparat entfernt von der zu 

 prüfenden Pflanze aufstellen, wie dies ja auch bei den Transpirations- 

 messungen geschieht. Das Uhrwerk, welches elektrisch betrieben ist, 

 dreht den Zylinder T, auf dem der Zeiger schreibt. Im übrigen ist 

 der von der Pflanze kommende Faden F oder Draht ebenso wie beim 

 Wiesner sehen Auxanometer um die kleine Rolle geschlungen, welche 

 ihrerseits das große Rad R in Bewegung setzt, während ein Gewicht dem 

 Zeiger das Gleichgewicht hält. 



26* 



