404 



XXI. WachstLunsmessiuu 



Ein Auxanometer, welches vor allem die Fehlerquelle vermeidet, die 

 durch Verlängerung oder Verkürzung des übertragenden Fadens gegeben 

 ist, hat T. B o V i e 1) konstruiert, welches Instrument gleichzeitig den 

 Vorteil bietet, auch den kleinsten Zuwachs zu registrieren. Der Apparat, 

 dessen Gesamtansicht Fig. 131 darstellt, besteht im wesentlichen aus einer 

 Vorrichtung, welche aufwärtsgedrückt wird, wenn die Pflanze wächst. 

 Wenn diese Vorrichtung eine kleine Strecke aufwärts gegangen ist, schließt 

 sie einen elekt rischon Strom, der die Schreibfeder des Chronographen in 

 Tätigkeit setzt. Da die Verbindung der Pflanze mit der stromschließenden 

 Vorrichtung aus einem Metall hergestellt ist, das einen außerordentlich 

 kleinen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, kann das Wachstum auf wenige 

 Mikra genau gemessen werden. Die Pflanze wird (Fig. 132) mittels des 

 Metallfadens a an der kleinen Feder b befestigt, welche ein wenig stärker 

 auf\\ärts schnellt als notwendig ist, um das Gewicht des Drahtes zu 

 tragen, so daß der Faden immer straff gespannt ist 

 (man kann den notwendigen Zug durch eine Schraube 

 regulieren), aber doch dem Wachstum der Pflanze 

 keinen Eintrag tut. Wenn die Feder nach auf- 

 wärtszieht, gelangt sie mit dem Block c an der 

 Spitze c' in Berührung. Dadurch wird ein elek- 

 trischer Strom geschlossen, der bis dahin offen war, 

 da beim Klaffen nämlich die Feder b von c an ihrem 

 anderen Ende isoliert ist. Der Strom, welcher jetzt 

 durch das System fließt, aktiviert die Spule d, 

 welche den Unterbrecherhebel aufwärts zieht. Der 

 Block c ist an der Schraube / befestigt, die durch 

 ein Rädersystem bei /' mit einer Uhrfeder ver- 

 bunden ist, welche die Schraube so zu drehen strebt, 

 daß der Block c aufwärtsgehoben wird. Die Schraube 

 wird aber an der Drehung durch den Unterbrecher- 

 hebel e gehindert, außer wenn derselbe durch den 

 Elektromagneten d aufwärts gezogen wird, worauf 

 sich die Schraube um einen Teil ihres Umfanges 

 drehen kann. Dadurch wird der Block c eine be- 

 stimmte Strecke erhoben und der Strom geöffnet. 

 Die Pflanze muß also dann gerade um dieses Stück 

 wachsen, damit der Strom wieder geschlossen werde. Die Aufwärtsbewegung 

 von Block c ist durch die Ganghöhe der Windungen der Schraube / und 

 die Anzahl der Windungen begrenzt. Durch Veränderung der Zahl der 

 Zähne im Unterbrecherrade an der Spitze der Schraube / kann die Größe 

 ihrer Umdrehungen bei jedem Kontakt kontrolliert werden. Sind 20 Zähne 

 an dem Rade vorhanden, so kann die Schraube ^/go Umdrehung machen, 

 respektive mehr, wenn einige Zähne entfernt werden bis zur vollständigen 

 Umdrehung. Ist die Ganghöhe der Schraube 0,5 mm, so repräsentiert 

 jede Bewegung 25 \i. Um kleine Abstände zu messen, ist eine Mikrometer- 

 schraube höchst geeignet, wenn sie exakt gearbeitet ist (so leisten z. B. 

 Phonographenschrauben gute Dienste). Der Unterbrecher muß so 

 funktionieren , daß lediglich ein Zahn des Rades vorbeigehen kann. 



Fig. 132. Schematischc 



Skizze des Bovieschen 



Auxanometei's. 



') W. T. B o V i e , A preoision Auxanometer, Botan. Gu/ette 63, 504 (1912). 

 Herrn Bovie bin ich für die Zusendung der Photographie seines Apparates zu 

 großem J)ariko verpf Höhtet. 



