XXI. Wachstvinismessving. 4Q5 



wenn der Strom einmal geschlossen wird. Die Trommel des Chrono- 

 graphen dreht sich einmal in sechs Stunden um sich selbst, 1 mm ihres 

 Umfanges entspricht einer Zeitminute; sie kann die Auf Schreibungen 

 von sechs Auxanometern gleichzeitig aufnehmen und ihr Uhrwerk 

 funktioniert ununterbrochen eine Woche. Die Federn sind unbeweglich, 

 die Trommel rotiert unter ihnen in der Richtung ihrer eigenen Achse, 

 so daß jede Feder auf dem Registrierstreifen eine Spirale zeichnet. Bei 

 jeder Stromschheßung markiert die Feder auf der gezogenen Linie 

 einen Punkt. Wenn der Streifen abgenommen wird, zeigt er eine Serie 

 paralleler Linien, von denen jede sechs Stunden entspricht. Durch 

 Zählung der Punkte in einem bestimmten Zeitintervall oder durch 

 Messung von deren Abständen kann das Maß des Wachstums bestimmt 

 werden. Mittels eines kleinen Schaltbrettes kann eine elektrische Glocke 

 oder Glühlampe in den Stromkreis eingeschaltet werden, so daß immer 

 ein Zuwachs durch Aufleuchten der Lampe oder Glockenton registriert 

 werden kann. Ist der Abstand so kurz, daß eine gewöhnhche Glühlampe 

 nicht aufleuchtet, muß eine Wolframlampe verwendet werden. Ein 

 wachsender Hyazinthensproß, der aus dem feuchten Warmhaus in die 

 trockene Luft des Laboratoriums übertragen wurde, ließ die Lampe etwas 

 öfter als einmal in der Minute aufleuchten, dagegen viel öfter, wenn die 

 Pflanze im Warmhause belassen und nur der Registrierapparat, mit ihr in 

 elektrischer Verbindung, im Laboratorium aufgestellt worden war. Ein 

 junger Helianthuskeimling gab alle 18 Sekunden eine Markierung; in 

 solchen Fällen, also bei sehr schnell wachsenden Pflanzen, wären bei 

 Experimenten längerer Dauer die markierten Punkte zu zahlreich, um 

 bequem gezählt zu werden, man entfernt dann also entsprechend viele 

 Zähne des Rades. Das Prinzip, durch die wachsende Pflanze automatisch 

 einen elektrischen Strom öffnen und schließen zu lassen, ermöglicht, 

 die Messung des Längenwachstums mit großer Genauigkeit vorzunehmen. 

 Die einzige Schwierigkeit ist, daß leicht zwischen der Feder b und dem 

 Block c ein Funke überspringt. Um das zu verhindern, muß der Draht a 

 nahe dem fixierten Ende der Feder b angebracht sein, so daß die Spalte 

 länger ist als die Funkendistanz, oder es wird um die Spalte herum eine 

 Kühlung angebracht, wodurch auch ein Abbrennen der Enden ver- 

 mieden wird. Elektroden von Gold oder Platin geben die besten 

 Resultate. 



Um die Unbequemlichkeiten zu vermeiden, welche beim Arbeiten 

 mit berußten Papieren Regel sind, ferner um ein Versagen der Schreib- 

 vorrichtung, wie sie bei den gewöhnlichen Auxanometern durch kleine 

 Unebenheiten des Papiers, durch Luftströmungen gegeben sind, welche 

 den Tragfaden der Feder in leichte Schwingung bringen oder die Feder 

 abheben, bedient sich F. G. KohP) folgender Konstruktion. Die durch 

 Uhrwerk t/(Fig. 133) in beliebig rasche kontinuierliche oder intermittierende 

 Umdrehung versetzte Trommel wird mit Zelluloidfilm überzogen, natür- 

 lich bei rotem Licht. Über die Trommel T stülpt man einen viereckigen 

 Kasten K, der auf einem von der Trommelachse durchsetzten Tragbrett 

 ruht. Damit das Aufsetzen dieses Kastens lichtdicht und immer in 

 richtiger Stellung vor sich gehe, sind auf dem Tragbrett vier Leisten 



1) F. G. Kohl, Ein neuer Apparat zur Demonstration von Wachstiuns- 

 und Plasmolyse-Erscheinungen. Ein photographisches Auxanometer. Ber. d. 

 d. bot. Ges. 20, 208 (1902). 



