XXI. Wachstvxmsmessung. 417 



des Quecksilbers und damit des Zeitintervalls, innerhalb dessen der 

 elektrische Strom geschlossen oder geöffnet wird. Der Rahmen des 

 Apparates ist aus Aluminium hergestellt und wiegt im ganzen 15 g. 

 Er kann an dem Arm eines Stativs befestigt werden und so zur Messung 

 des Höhenwachstums dienen, während er für Messung des Dicken- 

 wachstums vom Stativ aus an das zu messende Objekt angelegt wird, 

 eventuell dort mit einer Klammer befestigt. Wenn der Apparat an 

 Ort und Stelle ist, wird ein Seidenfaden von der Spitze des Apparates 

 im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers um den ganzen Umfang des 

 Pflanzenteils (z. B. des Stengels) herumgelegt, von wo er durch ein Loch 

 in der Achse des Auxanometers zieht, um dort sorgfältig befestigt zu 

 werden, wobei das Gegengewicht am Rade hinreichen muß, um ihn 

 gestreckt zu erhalten. Wenn die Pflanze in die Dicke wächst, wird der 

 Faden von der Rolle abgewunden, auf welcher er aufgerollt ist; und 

 indem diese sich dreht und die Zähne des großen Rades die Sperrstange 

 passieren, wird der elektrische Strom abwechselnd geöffnet und ge- 

 schlossen. Zur Messung des Längenwachstums ist das Instrument ober- 

 halb der Pflanze befestigt, und der Faden geht vom wachsenden Teil 

 zu den kleinen Rädern. Steht das kleinste derselben in Verwendung, 

 so werden bei einem Zuwachs um 1 mm 46 Aufzeichnungen gemacht, 

 d. h. 1/^6 mm Zuwachs bewirkt eine Schließung des Stromes, während 

 das größte Rad das Wachstum von je ^/^ mm registriert. 



Die automatische Registriervorrichtung besteht im wesentlichen 

 aus zwei Walzen, von denen eine mit einem Uhrwerk versehen ist, durch 

 dessen Bewegung ein Papierstreifen auf die andere Walze aufgewunden 

 wird, und ein Elektromagnet, an dessen Anker ein Schreibstift angebracht 

 ist, preßt denselben gegen das Papier. Während der Strom geöffnet 

 ist, wird eine kontinuiei liehe Linie nahe dem Rand des Papierstreifens 

 gezogen. Wenn der Strom geschlossen ist, wird der Schreibstift nach 

 der anderen Seite des Papiers gezogen und die Länge des hier ver- 

 zeichneten Strichs gibt die Zeitspanne an, während welcher der Strom 

 geschlossen ist. Das Zahnrad des Uhrwerkes, welches acht Tage ohne 

 Aufziehen funktioniert, dreht die Rolle in zwölf Stunden einmal um sich 

 selbst. An der Oberfläche der Walze ist ein Zifferblatt mit in umgekehrter 

 Reihenfolge stehenden Ziffern angebracht, am Stativ befindet sich ein 

 Zeiger, so daß die vom Uhrwerk durchlaufene Zeit sofort abgelesen 

 werden kann. Die andere Walze ist mit Ausnahme des Zifferblattes 

 der ersten völlig gleich. Das Registrierpapier ist mit einem zweckmäßigen 

 Liniensystem versehen, welches den Streifen in Stundenräume einteilt, 

 die fortlaufend bezeichnet sind; die Zeit des Registrierens muß durch 

 weitere Unterteilung von Minute zu Minute direkt vom Papier abgelesen 

 werden können. 



Der Zeitmarkierer besteht aus einem Stahlstift, der groß genug 

 ist, um für zwei Wochen hinreichend Registriertinte zu halten; er ist 

 mit einer Spiralfeder an dem Anker eines Elektromagneten befestigt, 

 der an einem Scharnier nahe der Basis angebracht ist. Wenn der Anker 

 infolge der Anziehung durch den Magneten sich bewegt, wird die Feder 

 ein kleines horizontales Stück weit gezogen ; die Feder drückt sich gegen 

 das Papier auf der Rolle und kann durch eine Vorrichtung mit jedem 

 beliebigen Druck am Papiere gehalten oder von diesem entfernt werden, 

 wenn das Papier entfernt oder gewechselt werden soll. 



Wenn der Strom geöffnet ist, wird der Anker durch die Uhrfeder 



Gräfe, Ernährungsphys. Praktikum. '27 



