420 



XXII. ^lessiuisr der Gas- ivnd Wasserbewe2iinc. 



Kautschukband gegen das Blatt gepreßt werden, so daß es die Räume 

 zwischen den Adern ausfüllt. 



F. Darwins Horn-Hygroskopmethode ^) : c (Fig. 143) ist ein Kork- 

 stück (5x4x4 mm), auf dessen Unterseite ein Streifen von einem 

 Rasiermessergriff aus gepreßtem Hörn (zirka 8 mm lang und 3 mm dick) 

 angekittet ist, /. Dieser stellt einen hygroskopischen Streifen vor, der 

 an seinem freien Ende eine Borste b trägt, die auf einer Einteilung spielt. 

 Das aus dem Rasiermesser quer durch den Strich geschnittene Horn- 

 material wird vorher zwischen Glasplatten über einer Gasflamme erhitzt. 

 Ein Quadrant G aus Pappendeckel ist an der Unterseite der Kork- 

 scheibe befestigt und trägt längs der Krümmung die 

 Skala. Wenn das Hygroskop sich auf einer trockenen 

 Fläche befindet, so bleibt der Zeiger in Ruhe auf ü 

 stehen, auf einer transpirierenden Fläche dagegen, z.B. 

 auf der spaltöffnungsführenden Seite eines Blattes, 

 krümmt sich der Zeiger sofort von der Feuchtigkeits- 

 quelle weg und streift dabei über die Skala. Der 

 Vorteil des einfachen Instrumentes Hegt darin, daß es 

 in wenigen Sekunden ein Bild über die Transpiration 

 gibt ; es wird auch bei der später zu besprechenden Be- 

 urteilung des Offenseins oder Geschlossenseins der Spaltöffnungen an- 

 gewendet. Nach dem Grade der Abweichung ist auch ein Schluß auf 

 die Größe der Transpiration möglich. Darwin hat eine Reihe von 

 Transpirationsbestimmungen bei Ficus elastica gemacht, in welchen 

 der Gewichtsverlust des transpirierenden Blattes in Milligramm mit den 

 Hygroskopablesungen verglichen wurden : 



Fi^. 143. Horn- 

 Hygroskop. 



Das Hygroskop muß sehr sorgfältig gearbeitet sein, das Hörn sorg- 

 fältig präpariert. Ein möglichst dünnes Rasiermesser von gepreßtem 

 und erhitztem Hörn, das auf einer Drehbank quer durchschnitten wurde, 

 ist notwendig. Die besten Schnittstücke werden ausgesucht, mit destil- 

 liertem Wasser befeuchtet und zwischen zwei Glasplatten ausgebreitet, 

 die aneinandergepreßt werden. Das Hörn wird so flach ausgespannt, 

 während es sorgfältig über einer Gasflamme erhitzt wird. Die Scientific 

 Instrument Cie., Cambridge, hat in der Regel ein Lager von brauch- 

 barem Hörn; sollte aber solches nicht erhältlich sein, so kann auch 

 das Material (Zelluloid), aus dem hygroskopisches Spielzeug, wie 



») Philf>s. Transact. B., 190, 533 (1898). 



