XXII. Messung der Gas- und Wasserbewegung. 421 



Fische usw., gemacht wird, verwendet werden, das aber freihch nicht 

 annähernd so haltbar ist wie Hörn. Bei Ausführung der Messung ist 

 es ratsam, das Instrument nur wenige Sekunden auf dem Blatte zu 

 belassen, weil sonst das Hörn sich dauernd krümmt. Beim Ablesen ist 

 es am besten, die Stellung des Zeigers nach einer bestimmten Frist, 

 z. B. 10 Sekunden, abzulesen oder auch abzuwarten, bis der Zeiger 

 zur relativ längsten Ruhe gelangt ist. Für die Beobachtung ist es zweck- 

 mäßig, das Blatt mit den Spaltöffnungen nach aufwärts auf einer hori- 

 zontalen Unterlage durch kleine Metallgewichte zu befestigen. Sobald 

 die Ablesung gemacht worden ist, muß das Hygroskop beiseite gestellt 

 werden, bevor die nächste Beobachtung stattfinden kann. Der Zeiger 

 krümmt sich oft mit der Zeit leicht , so daß der Nullpunkt oder die 

 Differenzstrecke sich verschiebt. Es ist daher notwendig, jedesmal 

 den Nullpunkt zu notieren und ihn von der Ablesung zu subtrahieren; 

 so daß z. B. wenn die Ruhestellung des Zeigers auf 5 weist und die Ab- 

 lesung bei der Bestimmung auf 30, der Versuchswert 25 beträgt. Die 

 Hornunterlage des Instrumentes wirft sich bisweilen, die Blattfläche 

 pflegt nicht eben zu sein, so daß der Zeiger oft eine plötzhche Bewegung 

 ausführt, wenn das Instrument aufgesetzt wird. So ein Ruck ist aber 

 leicht von der normalen Zeigerbewegung zu unterscheiden, denn wenn 

 das Instrument abgehoben wird, kehrt der Zeiger nach einer regelrechten 

 Aufrichtung allmählich zur Ruhelage zurück, dagegen plötzlich 

 nach einem unregelmäßigen Ruck. Bisweilen ist es notwendig, das 

 Hygroskop ganz leicht über die Oberfläche emporzuheben und einen 

 dünnen Papierstreifen unter den Kork zu legen oder ein stärkeres Objekt 

 unter das Eck des Papierquadranten; auf diese Weise steht die Fehler- 

 quelle des Ruckes unter Kontrolle, wenn auch auf Kosten der äußersten 

 Grenze der Empfindlichkeit. Die bedeutendste Fehlerquelle der Methode 

 besteht aber darin, daß der Zeiger immerwährend zu Abbiegungen ge- 

 neigt ist, wogegen nur ein angemessener Vorrat neuer Instrumente hilft. 

 Wenn das Hygroskop auf eine warme, aber trockene Fläche gestellt 

 wird, erhebt sich der Zeiger ebenso als wäre die Oberfläche feucht; die 

 Temperaturänderungen werden auch von anderen hygroskopischen Sub- 

 stanzen registriert. Jedoch ist diese Fehlerquelle praktisch nur für 

 große Temperaturintervalle vorhanden und auch hier nicht unüberwind- 

 lich. Darwin führt folgenden Versuch aus: Um zu zeigen, daß die 

 Spaltöffnungen sich schließen, wenn das Blatt abstirbt, wurde das Blatt 

 zur Hälfte durch Darüberhalten über eine Gasflamme zum Einschrumpfen 

 gebracht; die sofort vorgenommene Ablesimg am Hornhygroskop zeigt, 

 daß die Spaltöffnungen in der abgetöteten Hälfte scheinbar offen stehen, 

 der Irrtum rührt daher, daß die Fläche noch warm ist; aber nach zwei 

 Minuten, wenn das Blatt die Zimmertemperatur angenommen hat, 

 zeigt sich diese Wärmewirkung nicht mehr: die Ablesung auf der toten 

 Hälfte ist nunmehr Null, auf der lebenden so wie es der Öffnung der 

 Stomata entspricht. Natürlich wird das Instrument auch durch die 

 Luftfeuchtigkeit beeinflußt, aber diese Fehlerquelle fällt kaum ins Ge- 

 wicht, außer bei annähernder Feuchtigkeitssättigung der Luft, und 

 kommt um so weniger in Betracht, als ja meist nicht absolute, sondern 

 Vergleichsbestimmungen gemacht werden. Ferner sollen die Be- 

 stimmungen bei möglichst ruhiger Luft, jedenfalls nicht bei starker 

 Windbewegung gemacht werden, weil dadurch (durch das Herbeiführen 

 immer neuer Luft) die Transpirationsgröße schnell wechselt. Das Hygro- 



