422 XXII. Messiing der Gas- iind Wasserbewegung. 



skop zeigt eigentlich bloß den Ort der Transpiration an, es ist aber des- 

 halb so wertvoll, weil es, indem es die Länge des Weges der auf dem 

 Hörn aufgeklebten Haarspitze zahlenmäßig zu bestimmen erlaubt, auch 

 approximativ verschiedene Öffnungsweiten der Stomata ergibt (M o - 

 lisch); es bildet ferner einen Übergang zu den quantitativen Methoden, 

 indem es, wenigstens bei vergleichenden Messungen, über die relative 

 Weite der Spaltöffnungen etwas auszusagen erlaubt. 



F. Darwins Yucca-Hygroskop (Fig. 144) : Wenn Stahls feuchtigkeits- 

 empfindliches Papier unter eine Glasplatte gelegt wird, die auf der 

 Oberfläche des Blattes befestigt ist, kann die Kobalt methode sehr kleine 

 Transpirationsgrößen anzeigen. Das Hornhygroskop dagegen kann als 

 Indikator für die angesammelten Produkte der Transpiration 

 nicht verwendet werden. Wollte man das Instrument unter jener auf 

 der Blattoberfläche befestigten Glasdecke belassen, so würden die Ab- 

 lesungswerte ab- statt zunehmen. Eine Zunahme von Wasserdampf 

 zeigt dagegen das Yucca-Hygroskop an. Das Material besteht aus der 

 getrockneten Epidermis von Yucca aloifolia; in trockener Luft ist es 

 auf der einen Seite so konkav, daß es aussieht wie eine Papierrolle; in 

 feuchter Luft rollt es sich sogleich auf, wird flach und rollt sich dann 



nach der entgegengesetzten Seite ein. 



c ist eine kleine Glaskammer (10 X 5 mm), 

 iniiiiiiiii i iii i i -/- wie sie für Pilzkulturen verwendet wird, 



auf einer Seite mit einem Deckstreifen 



geschlossen (in Fig. 145 ist die Decke s 

 ~y links, die offene Seite, die auf das Blatt 



zu liegen kommt, rechts). An der verti- 

 .k kalen Wand der Röhre ist ein Stückchen 



Kork befestigt, welches einen Streifen 



^. , . . der Yuccaepidermis tragt. Fig. 144 



Fifr. ]44. Darwins Fifr. U".. Dassell.e • , -i ^t ^ i • j a i? 



Yucca-Hygroskop. im Querschnitt, zcigt das Yuccaliygroskop m der Aut- 



sicht mit eingerollter Membran, also in 

 der Trockenstellung. Eine an der Glasbedeckung des Zylinders angeklebte 

 Papierskala gestattet eine Messung der Formveränclerung der Yucca- 

 membran a (resp. z/ in Fig. 145), welche am Korkstück k befestigt ist. Auf 

 ein selbst nur sehr wenig transpirierendes Blatt gelegt, rollt sich die Membran 

 sofort auf, indem sie innerhalb weniger Sekunden von bis 2 oder selbst bis 6 

 wandert. Das Yuccahygroskop kann nur in trockenen Räumen verwendet 

 werden, in feuchter Luft ist der Zeiger so stark aufgerollt, daß man das 

 Instrument nicht benutzen kann. Da die Stellung des Zeigers nicht 

 davon abhängt, ob die Luft auf der einen Seite der Membran mehr 

 feuchtigkeitsgesättigt ist als auf der anderen, sondern einfach von dem 

 Feuchtigkeitsgehalte der Luft, so ist es natürlich, daß es dazu dienen 

 kann, um geringe Anhäufung von Dampf anzuzeigen. Die Empfindhch- 

 keit des Yuccahygroskops ist nicht immer von Vorteil; es ist leicht da- 

 mit die Transpiration von spaltöffnungslosen Oberflächen zu messen 

 und deshalb ist man bei kleinen Transpirationswerten nie sicher, wie- 

 viel von stomatärer und wieviel von kutikularer Transpiration her- 

 rührt. Bei dem folgenden, von Darwin beschriebenen Beispiel war 

 die kutikulare Transpiration praktisch gleich null und eine sehr 

 geringe stomatäre Transpiration war nachweisbar. Zwei Efeublätter 

 wurden 19 Stunden lang nach dem Abpflücken welken gelassen und 

 Yuccahygroskope dann mit Wachs auf der Ober- und Unterseite be- 



