424 



XXII. Messung der Gas- und Wasserbewegung. 



Richtung des Pfeiles angesaugt und dann der Quetschhahn M geschlossen, 

 wodurch aus dem Wassergefäß eine Wassersäule, etwa bis A, empor- 

 steigt. Dm'ch die Spaltöffnungen A^ird in den luft verdünnten Raum in C 

 Luft eingesaugt, und die Wassersäule fällt bis zu Punkt B. Durch wieder- 

 holtes Ansaugen kann die Wassersäule wieder zum Steigen gebracht 

 imd die Beobachtimg beliebig oft wiederholt werden. Die Zeit, welche 

 verstreicht, während die Säule etwa von A nach B sinkt, wird notiert 

 und so eine Reihe von Ablesungen, die zur Bestimmung des Absink- 

 maßes beim Mitteldruck H (^ + -^) dienen. Das Mittel ist gewöhnlich 

 20 cm Wassersäule, indem das Absinken des Meniskus zeitlich zwischen 

 23 — 17 cm oder 22 — 18 cm begrenzt wird, wie es eben am bequemsten 

 ist. Das Kahber der Röhre ist gewöhnlich so gewählt, daß 1 cm Länge 

 0,1 ccm entspricht. Es ist klar, daß, wenn aufeinanderfolgende Ab- 

 lesungen bei einem bekannten Mitteldruck gemacht wurden, eine Ver- 

 minderung der Spaltöffnungsweite die Wassersäule langsamer von A 



nach B sinken lassen wird. Die Zahl der 

 Sekunden, welche beim Fallen der Wasser- 

 säule um eine bestimmte Höhe abgelesen 

 werden, geben also geradezu die relative 

 Weite der Spaltöffnungen an. Die beste 

 Methode, die Glaskammer luftdicht 

 und gleichzeitig ohne Schädigung des 

 Blattes darauf zu 

 befestigen, ist ge- 

 wöhnlicher Leim, 

 welcher sowohl am 

 Glas als auch an 

 der Blattfläche haf- 

 tet und diese kaum 

 schädigt. Der Leim 

 wird auf zirka 30° C 

 abkühlen gelassen 

 und dann dick auf 

 den Kammerrand 

 aufgetragen, der sodann sanft auf die spaltöffnungsreiche Unterseite 

 des Blattes so aufgedrückt und befestigt wird, wobei das Blatt auf 

 einer horizontalen Glasplatte adjustiert ist. Eine andere Methode 

 besteht darin, aus einer Lage 20 — 25 prozentiger Gelatine einen Ring, 

 d. h. eine durclibohrte Scheibe von zirka 1 cm Dicke auszustechen und 

 die Kammer fest auf den Ring niederzupressen und in dieser Lage zu 

 befestigen. Hier muß das Blatt mit der Spaltöffnungsscite nach oben 

 gerichtet und durch eine horizontale Glasplatte gestützt werden. Dieses 

 Verfahren eignet sich besonders für lederartige Blätter, wie die von 

 Ficus elastica, Prunus laurocerasus, Hedera helix usw., welche selbst 

 beim Zusammenpressen zwischen Gelatine und Glasplatte nicht leiden; 

 übrigens kann man mit der nötigen Vorsicht auch zartere Blätter diesem 

 Verfahren unterziehen; (sllyzerinzugabe zur (Jelatine erweist sich als 

 schädigend, ebenso Vaseline oder andere Substanzen, wie Fette usw. 

 Die Por jmetermethode ist als eine direkte mit der mikroskopischen 

 J^robe :.u vergleichen, indem bei beiden Werte sich ergeben, in welchen 

 der durch die Stomata ziehende Gasstrom in keiner Weise durch den 

 Wasserdampf beeinflußt ist, der durch dieselben Öffnungen dringt. Die 



Fig. 146. 



Patometer von Darwin und 

 Pertz. 



(^juersclinilt dor 

 Glockenkammer des Poto- 

 meters. 



