432 



XXII. Messmig der Gas- und Wasserbewegun^ 



Tag abnimmt. Ferner ist es zweckmäßig, den Teil des Kulturgefäßes, 

 wercher das Wurzelsystem umschließt, mit einer lichtdichten Umhüllung 

 zu versehen. Die Versuchsdauer mit einzelnen Blättern oder abgeschnitte- 

 nen Zweigen sollte sich nur auf höchstens einige Stunden ausdehnen 

 und die Zweige unter Wasser abgeschnitten werden. Hier wird 

 es sich natürhch immer empfehlen, in K u 1 1 u r f 1 ü s s i g k e i t e n 

 zu arbeiten, in die das Objekt durch einen halbierten, zentralgebohrten 

 Kork (analog den oben erwähnten Glasplattenhälften) befestigt wird, 

 wobei die beiden Korkhälften den Stammteil des Versuchsobjektes 

 zwischen sich nehmen. Freilich kann es sich bei dieser Versuchsanstellung 

 an zarteren Stengeln leicht ereignen, daß durch Quetschung die Wasser- 

 leitung abnorm gestaltet wird. Kleinere Zweige, Blüten, Blätter usw. 

 adjustiert man deshalb lieber in kleinen Eprouvetten mittels dünnen 



Blumendrahtes wie in Fig. 152. Um den Rand 

 der Eprouvette läuft ein stärkerer, an seinem 

 freien Ende hakenförmig umgebogener Draht d, 

 mittels dessen man die ganze Eprouvette an der 

 Wage aufhängen kann, wobei die Verdunstung der 



Nährlösung an 

 der Oberfläche in 

 der Eprouvette 



durch aufge- 

 schüttetes Oli- 

 venöl verhindert 

 wird. 



Für die Wä- 

 gung kleinerer 



Pflanzen, so- 

 lange diese nicht 

 an den Wage- 

 balken anstrei- 

 fen, dienen die 



gewöhnlichen anal3rtischen Wagen, aber auch große Objekte mit vielen 

 Kilo Gewicht können auf großen, eigens konstruierten Hebelwagen 

 mit einer Genauigkeit von 0,1 g per 20 kg jederseitiger Belastung 

 gewogen werden. Gute Dienste leistet die selbstregistrierende Wage 

 von Richard freres, Paris, das evaporometre enregistreur (Fig. 153), 

 eine Tarawage, auf deren eine Wagschale zu Beginn des Ver- 

 suches die im Blumentopf entsprechend adjustierte Pflanze gestellt 

 wird, worauf man durch entsprechendes Auflegen von Gewichten auf 

 die andere Wagschale genau äquilibriert. Mit dieser Wagschale steht 

 durch eine Hebelübertragung ein Schreibhebel Z in Verbindung, der auf 

 einem mittels Uhrwerkes rotierenden Zylinder Tr streift, auf den das 

 Registrierpapier aufgezogen ist. Hebt sich bei Wasserverlust die Wag- 

 fichale mit dem Blumentopf, so sinkt die andere, mit welcher der Schreib- 

 hebel in Verbindung steht, so daß dieser seine registrierende Schreib- 

 bewegung auf dem Registrierpapier ausführt. Ein Laufgewicht ermöglicht 

 eine verschiedene Einstellung des Schwerpunktes der Wage zum Mittel- 

 punkt der Drehachse und damit eine Regulierung der Empfindlichkeit 

 j ; nach der Schwere des Versuchsobjektes; eine andere Einrichtung 

 ermöglicht auch die Anwendung dieser Wage zu Versuchen im Freien, 

 indem sie deren Oszillation durch Windbewegung verhindert. Statt 



Fig. 153. Evaporometre enregistreur von Kichard Freres, Paris. 



