438 



XXII. Messung der Gas- imd Wasserbewegung. 



durch Wägung bestimmt und so die Größe der Transpiration gefunden, 

 während gleichzeitig das Flüssigkeitsniveau im kommunizierenden Meß- 

 rohr die aufgenommene Wassermenge anzeigt. Zu berücksichtigen ist 

 dabei das von den Wurzehi verdrängte Wasservolumen, welches in ver- 

 schiedenen Niveauhöhen ungleich ist. 



MacDougalsi) ,,Potometer" (Fig. 159) besteht aus einem etwa meter- 

 langen, engvolumigen Glasrohr, dessen Teilstrichabstände 100 mg Wasser 

 entsprechen. Das eine Rohrende ist recht^vinklig nach abwärts gebogen a 

 und taucht in ein kleines Gefäß mit W^asser, das andere Ende ist u -förmig 

 nach aufwärts gebogen und dient zur Befestigung der Versuchspflanze. 

 Nachdem der Apparat mit Wasser gefüllt wurde, läßt man durch Heben 

 des Schenkels a eine Luftblase eintreten und 

 notiert die Zeitmtervalle, die verlaufen, wenn 

 diese Luftblase von einem Teilstrich zum andern 

 vorrückt. Verwendet man gefärbtes Wasser, 

 so ist die durch das Vorrücken der Luftblase 

 angezeigte Aufnahme des Wassers durch den 



Fia. 159. Mac Dou na Is Potometer. 



Fig. 160. Pfeffers Apparat für 

 feinere Transpirationsmessungen. 



Sproß einem größeren 

 Auditorium sichtbar zu 

 machen, die Transpira- 

 tionsgröße wird allerdings dadurch nicht 

 angegeben. 



Pfeffer 2) hat für feinere Transpira- 

 tionsmessungen, als sie mit seinem oben 

 beschriebenen einfachen Apparat möglich 

 sind, ein Instrument konstruiert, bei dem 

 ein ganz ähnliches Versuchsgefäß verwendet 

 wird wie bei jenem , nur daß hier der Tubus oben statt unten an- 

 gebracht ist. Der Stöpsel, welcher das Gefäß (Fig. 160) verschließt, 

 trägt in der einen Bohrung den zum Versuche verwendeten Sproß, in 

 der anderen ein Thermometer, das ebenfalls in das Wasser eintaucht. 

 Das englumige, in dem Tubus befindliche Rohr a trägt einen Maßstab 

 und liegt horizontal, wodurch eine Veränderung des Wasserdruckes ver- 

 mieden wird. Ein Wiedcrfüllen des Rohres ist durch den Hahn b mög- 

 lich, welcher die Verbindung mit einem höher gestellten Gefäße her- 

 stellt. Mittels dieses Apparates ist die Ablesung innerhalb sehr geringer 

 Zeitintervalle und die Beobachtung der Aufnahme von sehr geringen 

 Wassermengen möglich. 



1) Mac Dougal, Botan. Gaz. 24, 110 (1897) 

 W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie I, S. 22.'{. 



