440 XXII. Messung der Gas- mid Wasserbewegung. 



wird in das Gefäß e so viel Wasser gegossen, bis das Nulliiiveau in d 

 wiederhergestellt ist. Die Gewichtsdifferenz des Fläschchens entspricht 

 dem Gemchte des aufgenommenen Wassers p; das Gleichgewicht ist 

 aber noch nicht hergestellt, man muß noch, um das zu erreichen, eine 

 kleine Menge Wasser, entsprechend p — p^, hinemschütten, welche mit 

 der erstzugefügten zusammen die Menge .r ergibt. Wir kennen x = p 

 + ip — Pi). Kennen ^^^^ nun p und x, so ist die in der Transpiration 

 abgegebene Wassermenge aus der Gleichung 



Pi = 2p — x 

 zu bestimmen. Der Apparat eignet sich vor allem zu Demonstrations- 

 zwecken. An einem trockenen Ort auf den Boden gestellt, sinkt der 

 Arm mit c. Unter gewöhnhchen Vegetationsbedingungen, in feuchter 

 Luft und diffusem Licht, bemerkt man, daß gleichzeitig mit der Em- 

 stellung von Niveau d man das Gleichgewicht p herstellt. Es geschieht 

 häufig, daß man mit einemmal nicht fertig wird, sondern eine neue Menge 

 Wasser zufügen muß, um die Nadel wieder auf Null einspielen zu lassen. 

 Ein emf acherer von V e s q u e konstruierter Apparat 

 (Fig. 162) besteht aus folgendem: Ein Glaszylinder z ist 

 mit einem Stöpsel verschlossen, in dem der Pflanzensproß 

 luftdicht T befestigt ist; unten kommuniziert dieser 

 Zylinder mit einem engeren Zylinder B, der so gekrümmt 

 ist, daß er einen langen, vertikalen Schenkel bildet. An 

 der Stelle a desselben ist der Zylinder eingeschnürt. In 

 den Stöpsel des ersten Zylinders ragt das gebogene und 

 ausgezogene Kapillarrohr K, durch das dieser mit der 

 äußeren Luft in Verbindung steht. Der ganze kleine 

 Apparat, der ungefähr 7 — 8 cm Höhe mißt, ist auf einem 

 kleinen Holzbrettchen fixiert. Um den Apparat mit 

 Wasser zu füllen, verbindet man B durch einen Kautschuk- 

 schlauch mit dem unteren Tubus eines mit Wasser ge- 

 füllten, erhöht aufgestellten Gefäßes; die Luft entweicht 

 ^''^■^v'eÄ^''*''*'" <^^^"^h ^i^ Kapillare K; durch zweckmäßiges Neigen 

 des Apparates kann man leicht die letzten Luftblasen 

 entfernen, die an den Glaswänden oder an den Wurzeln haften. 

 Wenn das Rohr C mit Wasser gefüllt ist, verschließt man es mit 

 dem Finger, zieht den Kautschukschlauch von B ab, verschließt 

 auch B mit dem Finger, und schmilzt an der Lampe das Ende 

 des Rohres K ab. Indem die Pflanzenwurzeln beständig Wasser auf- 

 nehmen, sinkt das Wasserniveau in B und man kann leicht die Menge 

 des verschwundenen Wassers messen ; die Menge des durch Transpiration 

 abgegebenen Wassers zeigt die Gewichtsabnahme des Ap})arates an. 

 Im Experiment entfernt man mit Filtrierpapier das Wasser jenseits der 

 Einschnürung von B, wägt dann den Apparat möglichst schnell, ver- 

 merkt sich die Zeit und überläßt ihn dann sich selbst. Die Versuchs- 

 dauer muß möglichst lang sein, damit die kurze Zeit zwischen der Ein- 

 stellung bei a und der Wägung vernachlässigt werden kann. Bei Be- 

 endigung des Versuches wägt man von neuem und betrachtet den 

 Gewichtsverlust als Transpirationsgröße. Dann schüttet man aus einem 

 Fläschchen, nachdem dieses zur Hälfte mit Wasser gefüllt und gewogen 

 wurde, Wasser in die Röhre B, bis wieder das Niveau von a erreicht ist, 

 und wägt das Fläschchen wieder, dessen Gewichtsverlust das auf- 

 genommene Wasser angibt. Es ist übrigens nicht notwendig, das Fläsch- 



