XXII. Messung der Gas- und Wasserbewegung. 



443 



arbeiten gelassen. Für den Gebrauch im Freien ist es besser, den Gewichts- 

 zylinder und die Registriertrommel getrennt aufzustellen, so daß man 

 die letztere an beliebigem Orte, im Laboratorium, im Zimmer usw., 

 plazieren kann, während das Meßinstrument beliebig entfernt davon 

 arbeitet. Die Gewichte sind gewöhnlich Grammgewichte, aber es können 

 natürhch auch leichtere oder schwerere Verwendung fmden. 



Die An der son sehe 1) Registrierwage (Fig. 165) besteht im wesent- 

 hchen aus einer Wage, deren einer Wagarm w sinkt, wenn das Gewicht 

 eines Avasserabsorbierenden Chlorkalziumgefäßes A* wächst. Wenn der Arm 

 sinkt, wird ein elektrischer Strom geschlossen, und ein elektromagnetischer 

 Mechanismus läßt ein Gewicht los, welches auf den anderen Arm r des 

 Wagebalkens oder besser direkt in die Wagschale fällt. So wird die Schale 

 automatisch ins Gleichgewicht gebracht, nach- 

 dem ein gleicher Zuwachs des Gewichtes sich |j 

 eingestellt hat. Sowie das Gewicht fällt, wird ^'^ 

 es auf dem Registrierzylinder verzeichnet, der 

 in jeder beliebigen Entfernung von der Wage 



Fig. 165 Andersons Kegistrierwage. 



aufgestellt sein kann. Die Wage mitsamt dem ganzen Fallmechanis- 

 mus ist in eine Kasette eingeschlossen, um vor Feuchtigkeit bewahrt 

 zu sein. Die Wägevorrichtung besteht aus einer flachen Schale 

 und ist auf ^ / ^q g empfindlich mit einer Belastungsmöglichkeit von 5 kg. 

 Der Balken ist 11 Zoll (englisch) und mit seinen Stützen an einer Eisen- 

 platte angeschraubt, die am Boden der Kasette montiert ist. Die Messing- 

 schalen haben 7 Zoll Durchmesser und werden durch Messingträger 

 gehalten, welche an den Armen des Wagebalkens angebracht sind; die 

 Träger der Wage sind aus Diamantstahl. Der elektromagnetische Balance- 

 mechanismus besteht aus einem Gewichtehalter und einem Elektro- 

 magneten e, ferner aus Metallkontakten auf dem Wagebalken, dem Queck- 

 silbergefäß, Draht und Batterien. Der Gewichtehalter r ist eine spirahg 

 zusammengedrehte Messingröhre, welche 125 Stück Gewichte enthält. 

 Am unteren Ende dieser Rolle ist ein Hebel, der an einem Zapfen vor- 

 und rückwärts gedreht werden kann. Ein Ende dieses Hebels ist durch 



^) Anderson, Minnesota botan. studies 1, 177 (1894). 



