^^4 XXII. Messung der Gas- und Wasserbewegving. 



einige Kettenglieder mit der Armatur des Elektromagneten verbimden 

 und das andere Ende, welches durch eine Feder an seiner Stelle gehalten 

 vrird, wenn der Strom geöffnet ist, trägt eine Gemchtstasche, welche 

 ein Gewicht von der Gewichtsröhre aufnimmt, wenn der Strom sich 

 schheßt, und läßt es, nachdem es zii'ka ^/^^ eines Zolls seitlich geschoben 

 wurde, durch ein Loch in der Messingplatte fallen, von wo es in die 

 Wagschale gleitet. Sowie der Strom durch Wiederherstellung des Balkens 

 ins Gleichgewicht wieder geöffnet ist, kehrt der Hebel in seine frühere 

 Stellung zurück und empfängt ein anderes Gewicht aus der Röhre und 

 ist von neuem bereit, es in die Wagschale fallen zu lassen, sobald das 

 notwendige Anwachsen des Gewichtes am andern Ende des Balkens 

 den Strom schheßt. Der Gewichtehalter ist etwa i/^e Zoll breiter 

 als der Durchmesser der Gewichte, er ist an den Elektromagneten an- 

 geschraubt und erstreckt sich oberhalb und seitlich der Kasette, in welche 

 er luft- und wasserdicht durch einen Kautschukstöpsel eingepaßt ist. 

 Er kann also gegen einen solchen größeren oder kleineren Kalibers ein- 

 getauscht werden, je nach der Größe der verwendeten Gewichte. Ge- 

 wöhnhch werden Gewichte zu 1 g verwendet , Stahlballen, die im 

 Gewichte um nicht mehr als 1 mg voneinander differieren dürfen. 

 Ein gutes Kohle-Zinkelement genügt, um den Mechanismus in Tätig- 

 keit zu setzen. Der Strom geht von der Batterie zu einem Quecksilber- 

 gefäß durch den Magneten, dann durch den Kontakt am Wagebalken 

 zu der Verbindungsstelle an der Kasette und von da zur Batterie 

 zurück. Ein mit einem Schwefelsäureabsorptionsgefäß verbundenes 

 CaClg-Rohr wird auf die eine Wagschale gestellt. Die vorher in R 

 getrocknete Luft, welche die Transpirationsfeuchtigkeit aus der Versuchs- 

 glocke g mit der Pflanze fortführt , wird durch die Absorptionsgefäße 

 mit Hilfe eines Aspirators durchgeführt. Zwei Kautschukschläuche 

 verbinden den Absorber mit der Glocke und den Aspirator vermittels 

 durchgesteckter Glasröhren. Die Kautschukschläuche befinden sich 

 im Innern der Kasette und können von außen nicht angegriffen werden, 

 bewegen sich mit der Wagschale und den Absorptionsgefäßen. Beim 

 Beginn des Versuches werden beim Tarieren der Wage diese Kautschuk- 

 schläuche zum Teil mitgewogen und bilden einen Teil vom Gewichte 

 des Absorptionsgefäßes, was aber im Vergleich, da ihr Gewicht konstant 

 bleibt, keine Fehlerquelle bedeutet. 



Der Registrierapparat (Fig. 166) von J. Vesque i) beruht auf folgen- 

 dem Prinzip : Auf der einen Schale einer sehr empfindlichen Wage steht ein 

 kleines Glas b mit Wasser, das von einer Ölschicht bedeckt ist. Eine in 

 einem festen Zylinder befestigte Pflanze nimmt daraus ihr Wasser mittels 

 einer zweimal gebogenen Kapillarröhre. Dadurch wird das Gewicht der 

 Schale geringer und die Wagschale c sinkt. Ein kleiner Platinkontakt, 

 der unterhalb dieser Wagschale befestigt ist, berührt das in einem kleinen 

 Eisennapf befindliche Quecksilber und schließt einen elektrischen Strom, 

 der durch den Elektromagneten x streicht. Der Kern / wird angezogen 

 und gibt die Schwingung der Achse von Hahn s frei, welche durch ein 

 Uhrwerk bewirkt wird. Dieser Hahn ist ungebohrt und trägt an zwei 

 entgegengesetzten Enden zwei gleiche konische Ausnehmungen. Das 

 kleine Gefäß / ist mit Quecksilber gefüllt und (Tgießt nach jeder halben 

 Umdrehung des Hahnes stets eine genau gleiche, kleine Quantität, 



^) J. V e s q u e , 1. c. 



