XXII. Messung der Gas- und Wasserbewegung. 



447 



von 30 — 40 ^ C war eine Zugabe von 0,15 g zur Wiederherstellung des 

 Gleichgewichtes notwendig : Der Versuch darf also erst begonnen werden, 

 wenn ein Temperaturgleichgewicht hergestellt ist. 



2. DieAbsorptionwirdgemessen. Das Wurzelsystem 

 der Pflanze wird hermetisch in einem kleinen Glaszylinder befestigt 

 (Fig. 167). T ist das erweiterte Ende eines Trichterrohres, welches zur 

 Aufnahme der Pflanzen wurzeln dient. Der Stöpsel trägt außer der Pflanze 

 ein in Zehntelgrade eingeteiltes Thermometer /, welches zur Anzeige der 

 Temperatur des die Wurzeln umgebenden Wassers dient. Um die Wasser- 

 menge zu vermindern und die immer wenig »Sicherheit gewährenden 

 Stöpsel zu vermeiden, kann man folgende Versuchsanstellung verwenden: 

 Die Röhre h (durch einen Glashahn verschließbar) dient zum Einfüllen 

 von Wasser aus der Flasche k in den Zy- 

 linder T. Die Röhre c, deren innerer 

 Durchmesser sehr klein ist, ist geeicht und 

 soll die Schnelligkeit der Absorption messen. 

 Der ganze Apparat befindet sich in einer 

 umgekehrten Glocke A von einem Fassungs- 

 raum von 2 — 3 Litern, die mit Wasser ge- 

 füllt ist; der Hahn a, der den Tubus der 

 Glocke schließt, ermöghcht den Ersatz von 

 kaltem durch wärmeres Wasser. Um die 

 Temperatur während der Versuchszeit kon- 

 stant zu erhalten, dient folgendes Ver- 

 fahren : Der Zylinder T ist als Kugel eines 

 Thermometers zu betrachten, dessen Säule 

 die Röhre c ist. Dieses wassererfüllte Ther- 

 mometer ist in Zehntelgrade einge- 

 teilt. Die Graduierung geschieht 

 durch das im Stöpsel steckende Ther- 

 mometer /. Es genügt, die Tempe- 

 ratur des Wassers unter Ablesung 

 des Thermometers / zu erhöhen und 

 gleichzeitig den Meniskus des Was- 

 sers in der Röhre c zu markieren. 

 Dabei muß natürlich angenommen 

 werden, daß der Ausdehnungskoeffi- 



Fig. 167. 



Apparat zur Messung der Absorption 

 nach Vesque. 



zient von Pflanzenwurzeln und Wasser derselbe ist, was aber wohl kaum 

 jemals der Fall ist ; man kann das Thermometer auch kalibrieren, wenn die 

 Pflanze schon in Teingeschlossen ist, aber dann muß der Temperaturwechsel 

 sehr rasch vorgenommen werden, damit die Pflanze währenddes keine 

 erhebliche Quantität Wasser aufnimmt, was zu erreichen immer schwierig 

 ist, so daß der ersten Methode der Vorzug gebührt. Wenn der Apparat 

 also kalibriert ist, wird 0,1° als Volumeinheit genommen und die 

 Ausdehnungsgröße des Wassers in der Röhre c gemessen. Angenommen, 

 die Anfangstemperatur sei 15 ° C. Ich will nun die Absorption während 

 einer Temperaturerhöhung von 15 ° auf 20 ° C beobachten ; während 

 des Versuches macht z. B. der Meniskus den Weg von 30 Einheiten 

 der Teilung. Die Ausdehnung an und für sich läßt ihn 5 X 10 = 50 

 Teilungseinheiten fortschreiten, die Absorption betrug also 50 — 30 

 = 20 Einheiten. Diese Methode hat manche Nachteile, die Kalibrierung 

 der Röhre, welche eine Fehlerquelle ist, die Ungleichheit der Ausdehnung 



