448 



XXII. Messung der Gas- uiid Wasserbewegung. 



von Wurzeln und Wasser, die fortAvährende Änderung der Ausdehnung 

 durch den Druck des eingeschlossenen Gases. Ein kleiner Kunstgriff 

 gestattet vielleicht die peinHche Konstanterhaltung der Temperatur zu 

 vermeiden. Angenommen, ^^ir sollen die Absorption bei zirka 25*^ messen, 

 während die Temperatur des Laboratoriums 15 " beträgt. Man erwärmt 

 das Wasser der Glocke A, indem man nach und nach warmes Wasser 

 zufheßen läßt. Wenn das Thermometer / 25 ^ anzeigt, hört man auf, 

 liest die Stellung des Meniskus in c ab und notiert die Zeit. Die Tem- 

 peratur des Zylinders T erhöht sich noch ein wenig und das Thermo- 

 meter zeigt z. B. nach einer bestimmten Zeit die Maximaltemperatur 

 27 ^ C. Bis hierher kann die Bewegung des Meniskus keine präzise Ab- 

 lesung ermöghchen, weil sie gleichzeitig von der Ausdehnung des Wassers 

 und der Absorption bestimmt wird. Aber von diesem Zeitpunkte an 

 sinkt die Temperatur und erreicht nach einiger Zeit 25 ^ C. Jetzt liest 



man den Stand des Meniskus ab, be- 

 zeichnet die Zeit und hat so den 

 Einfluß der Ausdehnung ausgeschal- 

 tet. Man erhält so die Absorption 

 bei einer Temperatur zwischen 25 ^ 

 bis 27 ^ C. Man muß sehr langsam 

 arbeiten, um den Gasen der Pflanze 

 zu ermöglichen, sich in den Luft- 

 wegen der Pflanze frei zu bewegen, 

 ohne in den Wurzeln lokale Drucke 

 auszuüben, welche die Absorption 

 beeinflussen müßten. 



Schheßlich möge noch die Be- 

 schreibung des selbstregistrierenden 

 Apparates von Copeland^) Platz 

 finden, und zwar vor allem deshalb, 

 weU im Gegensatz zu den vorstehen- 

 den selbstregistrierenden Instrumen- 

 ten die Kosten dieses Apparates bei 

 gleicher Leistungsfähigkeit bedeutend 

 geringer sind als die jener; der ganze 

 Apparat (Fig. 168) stellt sich auf be- 

 läufig 150 Mark. Das aus Eisenröhren St hergestellte Gestell ist 25 Zoll (eng- 

 lisch) hoch und 15 breit. Jeder Arm endigt an seinem oberen Teile mit einem 

 stabförmigen Stück Spiegelglas, das mit seiner Oberseite genau horizontal 

 liegen muß. Zwei Aluminiumräder von 6 und 12 Zoll Durchmesser, so 

 ausgeschnitten, daß sie möghchst leicht und vollkommen zentriert sind, 

 R und r, besitzen eine gemeinsame Achse, deren Enden schmale Zylinder 

 vorstellen, welche auf den genannten Glasplatten rollen. Über das kleinere 

 Rad läuft eine Seidenschnur, die einerseits die Versuchspflanze g, ander- 

 seits ein im untergetauchten Zustande im Gleichgewicht schwimmendes 

 Aräometer sb trägt. Dieses besteht aus einem halb mit Quecksilber ge- 

 füllten Fläschchen mit einem gut schließenden Stöpsel, in den eine 

 Glasröhre eingekittet ist. Die Seidenschnur ist mit gekochtem Wachs 

 geglättet, so daß die Reibung möglichst verringert ist. Wenn die Pflanze 

 beim Transpirieren Wasser abgibt, sinkt das Aräometer, indem es genau 



Fig. 168. Selbstregistrierentler Apparat von 

 Copel and. 



1) Copel and, JJotan. Gaz. 26, 343 (1898). 



