XXIII. Beobachtung des Transpirationsstromes. 449 



diejenige Wassermenge verdrängt, welche durch Transpiration am 

 anderen Ende verlorengegangen war. Natürlich muß tlie Schnur, welche 

 durch die Glasröhre des Aräometers läuft und dort befestigt ist, gegen 

 hygroskopische Änderung ihrer Länge und sorgfältig gegen Berührung 

 mit Wasser geschützt sein. Wenn beispielsweise der Querschnitt des 

 Zylinders 1 qcm beträgt und das Aräometer 1 cm sinkt, so hat die Pflanze 

 1 ccm = 1 g Wasser verloren. Das größere Rad dreht sich und eine dar- 

 überlaufende gespannte Schnur, die mit einer Schreibfeder/ in Verbindung 

 steht, gestattet die Aufzeichnung der Drehung auf einem rotierenden be- 

 rußten Zylinder Tr in der Art, wie das bei einem Auxanometer geschieht. 

 Wenn der Apparat ordnungsgemäß behandelt wird, zeigt er nur einen 

 Mangel, nämlich die Trägheit der Radlast. Die Achse dreht sich leichter, 

 als dies auf Kugellagern möglich wäre. 



Reibung ist praktisch keine vorhanden, das einzige, was der voll- 

 kommenen Leichtigkeit der Bewegung Eintrag tut, ist die Oberflächen- 

 spannung des Wassers; aber selbst ihr theoretisches Maximum ergäbe 

 noch keinen sehr beträchtlichen Fehler und jedenfalls ändert sie sich 

 kaum, wenn die Röhre sinkt, sobald diese nur gleichmäßig und rein ist; 

 natürüch muß Zug und unregelmäßige Bewegung vermieden werden. 

 Es können sowohl Topfpflanzen als auch Wasserkulturen verwendet 

 werden; von der Enge der Glasröhren hängt die Empfindlichkeit des 

 Apparates ab, eine dünne Röhre ist geeignet, wenn die Beobachtungs- 

 intervalle sehr kurz smd, sonst sinkt das Aräometer so rasch, daß es 

 sehr bald den Boden erreicht. Wenn der Durchmesser zirka ^/g ccm 

 beträgt, sinkt es 8 cm tief bei einem Wasserverlust von 5 g seitens der 

 Pflanze. Wenn das Aräometer gesunken ist, steigt das Wasser ein wenig, 

 aber das ist keine Fehlerquelle, weil das Wasser in demselben Gefäß 

 war, als die Bewegungseinheiten beim Messen der Abstände auf dem 

 berußten Zylinder bestimmt wurden. Bei den Messungen wird eine 

 Genauigkeit von 0,1 mm erreicht. Es ist nicht zweckmäßig, das Rad 

 höher zu belasten als mit 3,5 kg. 



XXIII. Beobaditung des Transpirationsstromes. 



Um in kleineren Pflanzen den Wasserstrom festzustellen, können 

 wir erstens die Arbeit der Wurzeln in Betracht ziehen, also das, was man 

 Wurzeldruck nennt, oder die Saugung durch den Sproß. Wenn wir 

 auf dem Wurzelstumpf einer Pflanze, z. B. einer Fuchsie, einen Druck- 

 messungsapparat befestigen, so wird das Wasser, welches aus dem 

 Stumpf herausgepreßt wird, imstande sein, das Quecksilber des einen 

 Manometerschenkels in die Höhe zu drücken; wenn man gleichzeitig 

 an dem Sproß derselben Versuchspflanze ein Potometer anbringt, so 

 kann man auch die Saugung durch den Sproß feststellen. Durch die 

 gewaltsame Trennung von Sproß und Wurzel vollziehen sich aber Vor- 

 gänge, die ein LTrteil von den Erscheinungen bei den getrennten Pflanzen- 

 teilen nicht mehr auf die bei der intakten sich vollziehenden Vorgänge 

 übertragen lassen; es empfiehlt sich daher für solche Versuche einen 

 von 0. V. Darbishire^) beschriebenen und Pinometer ge- 

 nannten Apparat zu benutzen, welcher mit Pflanzen zu arbeiten ge- 

 stattet, bei denen diese Lostrennung von Sproß und Wurzel nicht voll- 



1) O. V. Darbishire, Botan. Gaz. 39, 356 (1905). 

 Grate, Ernährungsphys. Praktikum. 29 



