XXIII. Beobachtving des Transpirationsstromes. 451 



kann zeitweise durch die Klemme i in einem Stativ gehalten werden. 

 Die Pflanze wird am besten durch einen Druckschlauch und eine 

 Schraubenklemme, nicht aber durch Umschnürung festgehalten. Dann 

 wird ein Stück Kautschukschlauch über das obere Ende des Wurzel- 

 stumpfes geschoben, auch dieses mit Wasser gefüllt und nunmehr der 

 ganze Blumentopf weggehoben. Das Ende b des Pinometers wird nun 

 schnell mit diesem Schlauchende über dem Wurzelstumpf verbunden, 

 an c wird ein Manometer A' befestigt und Wasser vom Reservoir r in Fig. 170 

 nach d fließen gelassen, bis das ganze Röhrensystem mit Wasser gefüllt 

 ist. Dann wird Quecksilber in den Außenschenkel des Manometers ge- 

 schüttet und dadurch bewirkt, daß Wasser bei d zum Ausfließen kommt, 

 wo ein Druckschlauch fest angebracht worden war. Wenn im Mano- 

 meter genug Quecksilber vorhanden ist, so daß die Säulen entsprechenden 

 Spielraum zum Steigen und Fallen haben, wird die Öffnung bei d durch 

 einen Quetschhahn geschlossen, wodurch der Versuch eingeleitet ist; 

 ein Milhmetermaßstab k wird am Manometer befestigt. 



Wenn Luft austritt, sammelt sie sich unter d, wenn sie aus irgend- 

 einem Teil der Pflanze, den unteren Teil des Sprosses ausgenommen, 

 kommt; sie kann durch Öffnen des Quetschhahnes und Einlaufen von 

 Wasser aus dem Reservoir entfernt werden. Sollte sie sich aber unter a 

 sammeln, so muß der Sproß aus dem Kautschuk herausgenommen 

 und ins Glas getaucht werden, worauf man bei d vorsichtig Wasser ins 

 Pinometer einfließen läßt; dieses fließt dann langsam bei a aus, worauf, 

 nachdem das Wasser jede Spur Luft entfernt hat, der Sproß wieder be- 

 festigt wird. Das Öffnen des Quetschhahnes und die Verdrängung 

 der Luft bewirkt wieder einen Rückgang des Quecksilbers zur Aus- 

 gangsstellung. Das kann aber vermieden werden, wenn man zwischen 

 das schiefe Stück / — c und das Manometer einen Stöpsel einschaltet. 

 Das ist übrigens nicht absolut nötig, weil der Apparat ohnehin 

 kaum für quantitative Zwecke zu benutzen ist. Die Resultate, die 

 mit dem Pinometer zu erlangen sind, hängen sehr von der Stelle ab, 

 an welcher man die Pflanze befestigt ; es soUen daher einige Experimente 

 von Darbishire in dessen Beschreibung wiedergegeben werden : 

 Ein Pinometer wurde am Hauptsproß durch Abschneiden des Stammes 

 ein wenig oberhalb des untersten Seitensprosses befestigt. Kurze Zeit 

 darauf stieg das Quecksilber in dem der Versuchspflanze zugekehrten 

 Manometerschenkel, da diese aus dem Pinometer Wasser ansaugte. So- 

 bald das Quecksilber steigt, wird der Zug am unteren Ende des Sprosses 

 und oberen Ende des Wurzelstumpfes der Pflanze stärker, Hand in 

 Hand damit die Blätter des Sprosses oberhalb welker, während die Blätter 

 des untersten Seitensprosses ganz frisch bleiben. Hier zeigt sich also, 

 durch das Pinometer angegeben. Saugung durch den Sproß, die auch 

 automatisch registriert werden kann, wenn ein Schwimmer auf der 

 Quecksilberoberfläche des offenen Manometerschenkels angebracht wird. 

 Derselbe ist an einem feinen Faden befestigt, der über eine Rolle 

 läuft und an dem freien Ende eines Hebels angreift, dessen anderes 

 Ende eine Schreibfeder versorgt, die auf einer rotierenden Trommel 

 schreibt. In einem anderen Versuch wurde das Pinometer an eine Fuchsie 

 befestigt, und zwar zirka einen Zoll über der Erde und knapp unterhalb 

 des untersten Seitenzweiges. Hier zeigte sich der Wurzeldruck sehr bald, 

 und das Quecksilber wurde aus dem inneren Schenkel herausgedrückt 

 und stieg schnell im anderen Manometerschenkel. Die Blätter des Sprosses 



29* 



