XXIII. Beobachtung des Transpirationsstronies. 



453 



stücke über den Stammteil geschieht unter Wasser, nachdem unter Wasser 

 die Schnittfläche erneuert wurde. Auch durch Abschälen der Rinde 

 läßt sich das Objekt in den Schlauch einpassen. Der Sproß wird nun 

 unter Druckanwendung an seinem Kautschukbesatz in das enge T-Rohr 

 eingeschraubt. An den horizontalen Arm des T-Stückes, dessen enges 

 Lumen Temperaturschwankungen weniger empfindlich fühlbar macht, 

 ist eine zirka 1 m lange Kapillarröhre P angesetzt, deren zirka 1 qmm 

 starke lichte W^eite möglichst konstant im ganzen Verlaufe eingehalten 

 sein soll. Am anderen Ende derselben ist ein Kautschukschlauch mit 

 Quetschhahn angebracht, der in das Sauggefäß g taucht. Am unteren 

 Ende des T-Stückes befindet sich ein Dreiweghahn, der mittels eines 

 längeren Kautschukschlauches die Verbindung mit einem wassergefüllten 

 Trichter herstellt, der sich in gleicher Höhe mit dem Versuchssproß be- 

 findet. Die seitliche Bohrung, welche den Hahn zum Dreiweghahn 

 macht, und die gewöhnlich durch einen zugedrückten Schlauch ge- 

 schlossen ist, gestattet Luft auszutreiben, wenn solche aus dem Trichter 

 ins Potometer gelangt ist. Durch Ansaugen des T-Rohres wird die Kapil- 

 lare vom Sauggefäße her mit destilliertem Wasser gefüllt, dann wird 

 soviel Wasser Avieder abgelassen, bis vom 

 T-Stück her eine als Index dienende 

 Luftblase in die Kapillare eintritt, wor- 

 auf der Schlauch diu-ch den Quetsch- 

 hahn verschlossen wird. Jetzt läßt man 

 vom Trichter aus mittels des Drei weg - 

 hahnes Wasser in die Kapillare ein- 

 treten, wodurch die Luftblase zwischen 

 zwei Wassersäulen eingeschlossen ist und 

 nun durch ihre Bewegung als Index die- 

 nen kann. Die Pflanze wird eingesetzt, 

 der Schlauch zwischen Kapillare und 

 Sauggefäß geöffnet und durch Manipu- 

 lation mit dem Trichter die Luftblase 

 an eine bestimmte, beliebige Stelle zu- 

 rückgeschoben. Gibt die Pflanze Wasser 

 ab, so wird die Luftblase vom T-Stück 



weggeschoben und läßt sich durch Senken des geöffneten Trichters 

 unter das Niveau des Sauggefäßes oder durch Ansaugen des sonst 

 abgeklemmten Schlauchstückes am Dreiweghahn wieder einstellen. 

 Werden bei kräftiger Saugung längere Zeit keine Ablesungen ge- 

 macht , so wird der Schlauch der Kapillare abgeklemmt , der 

 Trichter geöffnet und so der Index eingestellt. Zwischen Kapillare 

 und deren Saugschlauch kann auch mittels eines Dreiweghahnes an 

 einem abwärts gerichteten Arm r als Widerstand eine weite, Queck- 

 silber gefüllte Röhre oder ein blattloses, in Wasser tauchendes Zweig- 

 stück in die Saugbahn eingeschaltet werden, so daß nicht aus dem 

 normalen Sauggefäß, sondern aus der unter Quecksilber oder Zweig- 

 widerstand stehenden Röhre das Wasser genommen wird. Zur gleich- 

 zeitigen Messung von Wasseraufnahme und Transpiration wird ein 

 wägbares, aus T-Stück und langer Kapillare bestehendes Potometer 

 ohne Sauggefäß verwendet und die Regulation der Indexluftblase durch 

 einen in dem unteren Teil des T-Stückes verschiebbaren Glasstab be- 

 sorgt. Die Weite des Kapillarlumens muß genau bekannt sein und 



Fi«. 1^ 



Potometer mit bewurzelter Keim- 

 pflanze. 



