XXIII. Beobachtung des Transpirationsstromes. 455 



stimmten Strecke nötige Zeit abgestoppt wird. Indem man die rezi- 

 proken Werte dieser Ablesungen nimmt, erhält man eine Reihe von 

 Zahlen, die den vom Zweig in einer bestimmten Zeit absorbierten Wasser- 

 mengen entsprechen. Wenn die Ablesung z. B. 10" ist, deren reziproker 

 Wert 0,1 ist, so ist die Absorption = 100, bei 5" = 200, 20" =50 usw. 

 Die wirklichen, diesen Zahlen entsprechenden Wassermengen variieren 

 entsprechend dem Lumen der Röhre. Die Zahl 100 z. B. in Darwins 

 Versuchen bedeutet eine Quantität Wasser zwischen 4 und 8 g pro Stunde. 

 Bei jeder Ablesung tritt eine kleine Luftblase ins Potometer ein, und diese 

 Luftblasen vereinigen sich unterhalb des oberen Stöpsels im T-Rohr 

 und können durch fallweises Entfernen des oberen Stöpsels und Auf- 

 füllen mit Wasser entfernt werden. In seltenen Fällen gelangen auch 

 Liiftblasen unter den Zweig im Schenkel a, was freilich eine bedenk- 

 liche Fehlerquelle ist. Der Aufstieg der Luftblase in das Ende von b 

 begegnet einigem Widerstände, infolgedessen tritt sie nicht ruhig, 

 sondern mit einem Ruck ein und nicht erst, nachdem sie eine kleine 

 Strecke in der Röhre zurückgelegt hat. Daher darf man die untere Meß- 

 marke für die Wegstrecke der Luftblase nicht unmittelbar am Ende 

 von b, sondern etwas weiter oben anbringen. Die ganze Strecke von b bis 

 zum oberen Stöpsel ist zirka 10 cm lang, und das obere Ende ist gleich- 

 zeitig die obere Marke der Meßstrecke. Die als Index verwendeten Luft- 

 blasen sollen gleichgroß sein, abwechselnde Größen der Indices machen 

 die Ablesungen ungenau, da längere Luftblasen schneller wandern. Der 

 Verschluß des Apparates muß überall ein äußerst sorgfältiger sein. Der 

 Apparat ist höchst einfach, schnell zusammengesetzt und abgenommen, 

 jede Ablesung braucht nicht länger als einige Sekunden, so daß man in 

 kurzer Zeit eine Reihe von Beobachtungen machen kann; die Pflanze 

 wird schließlich nicht unnötig geschüttelt oder sonst unsanft behandelt. 

 Beim Sinken des Wasserniveaus in c beim Aufnehmen von Wasser durch 

 die Pflanze bleiben die Bedingungen wohl nicht ganz gleich, aber das 

 spielt kaum eine Rolle, ebensowenig die kleinen Temperaturänderungen 

 des Wassers. Die Prüfung des Apparates durch Ersatz der Pflanze 

 mittels eines Saughebers, und durch Vergleichung der Ablesungen mit den 

 gewogenen Wassermengen, die aus dem Heber geflossen waren, im Vergleich 

 mit den von der Pflanze abgegebenen und schließlich mit den Ablesungen 

 an einem Psychrometer ergaben seine gute Brauchbarkeit. Wenn ein ab- 

 geschnittener Zweig am Potometer befestigt wird, sind die Ablesungszahlen 

 zunächst sehr hoch, sinken dann rapid und werden erst nach zirka einer 

 Stunde annähernd konstant ; diese Erscheinung muß sehr beachtet werden, 

 weil arge Fehler resultieren können, wenn die Beobachtung früher ein- 

 setzt , wie folgende Zahlen der englischen Forscher beweisen : Prunus 

 lusitanica, unter Wasser abgeschnitten und sofort am Potometer befestigt, 

 zeigte bei aufeinanderfolgenden Ablesungen folgende Werte: 



263 



208 



167 



159 



118 



87 



76 



80 



Die Zahlen werden also erst ungefähr W, Stunden, nachdem der 

 Zweig ans Potometer angesetzt worden ist, annähernd konstant. 



