456 



XXIV. Das Bluten. 



XXIV. Das Bluten. 



Die Ausscheidung von tropfbar flüssigem Wasser kann entweder 

 schon an der unversehrten Pflanze oder erst an der verletzten be- 

 obachtet werden; letztere wird als Bluten oder Tränen bezeichnet. 

 Bringt man am Wurzelstumpf (Fig. 174 Pj) ein gebogenes Glasrohr durch 

 die Kautschukligatur K an. so kann man aus der Höhe der Wassersäule, 

 die in dem Glasrohr emporgetrieben wü'd. die Menge, durch die Höhe der 

 Quecksilbersäule, die durch das Blutungswasser emporgedrückt wird, die 

 Kraft des Ausfheßens bemessen. Dem Stengelstumpf d oder der Schnitt- 

 fläche eines beblätterten Stengels einer in Erde oder Wasser gezogenen 

 Pflanze (W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie I, S. 238) wird mittels 

 Kautschuks, der gut mit Draht oder Bindfaden umwickelt sein muß, 

 das Glasrohr / angepaßt, in welches mit Hihe eines Kautschukstöpsels 

 das in eine Kapillare ausgezogene Glasrohr G eingesetzt ist und die 

 Kapillarspitze so abgeschmolzen, daß keine Luft im Apparate bleibt. 

 Durch Herunterschieben von G kann man das Quecksilber 

 im ^Manometer steigen lassen und so die Erreichung der 

 endlichen Druckhöhe beschleunigen. Statt G kann man 

 auch vorteilhaft einen Glashahn verwenden. Statt des 

 Manometers kann man auch das 

 abwärts gebogene (Fig. 175) Rohr r 

 anbringen, das die Blutungsflüssigkeit 

 in den Meßzylinder z führt, der durch 

 den perforierten Kork a (nicht luft- 

 dicht) verschlossen wird. Mit Hilfe 

 eines Gummistopfens kann man ein 

 Manometer oder ein Ausflußrohr an 

 das an einem Stamm angebrachte 

 Bohrloch einsetzen, wofür die von 

 Seh wendener verwendeten pfriem- 

 förmigen Einsatzstücke mit seitlicher 

 Bohrung geeignet sind. B a r a - 

 netzky ^) verwendet folgenden selbst- 

 registrierenden Apparat (Fig. 176), der auf dem Prinzip des Schwim- 

 mers beruht, welcher mit dem steigenden Niveau der Flüssigkeit in 

 einer Röhre gehoben und mit schreibendem Zeiger versehen ist. Die 

 Röhre a ist eine 8 — 10 mm weite kahbrierte Bürettenröhre , h ein 

 12 mm weites ebenfalls kalibriertes Röhrchen, die beide durch das 

 dreiarmige Röhrchen r miteinander verbunden sind , dessen freier 

 Arm durch ein Stückchen mit Quetschhahn versehenen Kautschuk- 

 schlauches überzogen ist. Die beiden Röhrchen a und b sind in 

 zwei Querbalken d aus Kork, mit dem dieselben verbindenden 

 Stock c parallel, gegeneinander unverschiebbar befestigt. Durch das 

 Haltestück //, das am Stock r befestigt ist, kann die ganze Vorrichtung 

 in vertikaler Lage fixiert werden, worauf durch Eingießen von Wasser 

 aus einer Bürette in die Röhren die Länge der Wassersäule bestimmt 

 wird, welche 1 ccm Wasser in den kommunizierenden Röhren einnimmt. 

 Wenn die Röhren so weit sind, daß I ccm Wasser eine Säule von 25 



Fifr. 174. Fig. 175. 



Pfeffers Apparate zur Messung des Blutungs 

 druckes. 



») J. Baranetzky, Abhandl. d. naturf. Ges. zu Halle, 13, 19 (1873). 



