XXIV. Das Bluten. 



457 



f]^^ 



bis 26 mm Länge bildet, wobei das Steigen des Niveaus um I4 mm 

 0,01 ccm entspricht, so können Hundertstel eines Kubikzentimeters 

 noch sicher beim Steigen des Schwimmers abgelesen werden. 

 Faßt der Apparat 12 ccm Wasser, so reicht das für 

 12 Stunden vollkommen aus. Das Röhrchen b dient zur 

 unmittelbaren Aufnahme des von der Pflanze ausgeschie- 

 denen Wassers, in der damit kommunizierenden Röhre a 

 bewegt sich der Schwimmer s; derselbe ist ein mit Queck- 

 silber beschwerter Bürettenschwimmer aus Glas und be- 

 wegt sich im Rohre dicht, aber doch frei, er soll zirka 

 3 cm messen; oben ist er in eine Spitze ausgezogen, an 

 der ein ganz gerade ausgezogener Glasfaden m von zirka 

 11/2 — 2 mm Dicke mittels Siegellack so befestigt ist, daß 

 er mit der Achse des Schwimmers genau parallel läuft. 

 Der Schwierigkeit, daß Röhrchen und Schwimmer nie 

 ideal zylindrisch sind und die Kapillarität der Flüssigkeit 

 um den Schwimmer herum diesen an die eine Röhren- 

 wand andrückt, wodurch, die freie Beweglichkeit ver- 

 loren geht, wird man in der Weise Herr, daß man den 

 Schwimmer bis zur Hälfte mit Quecksilber füllt und am 

 Glasfaden eine über eine Rolle gehende Seidenschnur be- 

 festigt, die ein den Schwimmer äquilibrierendes Gewicht 

 trägt, so schwer, daß der Schwimmer das Wasserniyeau 

 gerade nur mit seiner konischen Spitze überragt. Über- 

 dies wird an das obere Ende der Röhre a eine Blech- 

 kappe n angesetzt, welche in der Mitte eine kleine Öffnung 

 für den Durchgang des Glasfadens besitzt, so daß seine 

 seitliche Ablenkung verhindert wird. Diese Führung n 

 befindet sich aber erst am Ende eines 10 — 12 cm langen 

 Glasrohraufsatzes, der a verlängert, so daß auch beim 

 Emportauchen des Schwimmers eine seitliche Ablenkung 

 unmöglich wird. Die Rolle A' hat zirka 3 cm im Durch- 

 messer und ist ein leichtes, feingearbeitetes, sehr leicht be- 

 wegliches Messingrädchen. Wesent- 

 lich ist auch eine absolut vertikale 

 Aufstellung der ganzen Apparatur. 

 In das Röhrchen b wird das Abfluß- 

 rohr / der Versuchspflanze mit sei- 

 nem dünn ausgezogenen Ende ein- 

 geführt und an die Wand des 

 Röhrchens angelegt, damit das 

 Wasser nicht tropfenweise, sondern 

 in kontinuierlichem Strom einfließe. 

 Damit das Wasser nicht zusammen- 

 laufe und durch seine, von Luft 

 unterbrochene Ansammlung das 

 Röhrchen verstopfe, muß es durch 

 Alkoholäther von jeder Verunreini- 

 gung sorgfältig gesäubert sein. Das 

 Röhrclien mit dem Quetschhahn 

 gestattet fallweise ein Auslassen des Wassers zur Fortsetzung der Beobach- 

 tung, wenn a und b voll sind. Vor der Ansatzstelle der Seidenschnur ist der 



Fig. 176. Selbstregi- 

 strierender Apparat 

 von Baranetzk|y. 



Fig. 177. Scheibenapparat nach Baran etzky. 



