63 
Beobachtungen über das Zwanck'sche 
Hysterophor. 
Von Dr. Panthel (Limburg). 
Der vor einigen Jahren von Dr. Zwanck zu Ham- 
burg erfundene, jetzt schon vielfach verbreitete und hoch- 
geschätzte Apparat zur Zurückhaltung von Vorfällen der 
Gebärmutter und Scheide ist gewiss in seiner Construktion 
und seinen Vorzügen jedem Arzte bekannt. Bei der un- 
verkennbaren Wichtigkeit desselben für die praktische 
Heilkunde wird sich die Mittheilung von Beobachtungen, 
wo mich der Apparat im Stiche liess, um so mehr recht- 
fertigen, als durch kleine Abänderungen ohne Verlez- 
zung des Hauptprincipes jedesmal Hülfe geschafft werden 
konnte. 
1. Beobachtung. Bei einer Frau, die an Vor- 
fall der Gebärmutter und Scheide litt, auch einen, jedoch 
nicht bedeutenden Dammriss hatte, fielen die angelegten 
Hysterphore jedesmal nach einer halben bis einer Stunde 
ab. Ich versuchte grössere und die grössten von Dr. 
Zwanck selbst bezogenen, auch sie fielen ganz bald wie- 
der ab. 
Der Mechanismus des Abfallens war folgender: Das 
eine Blatt schob sich nach hinten und unten, das andere 
nach oben, in kurzer Zeit wurde das untere herausge- 
drückt und der Apparat fiel ab. 
Was war die Ursache? Das Becken der Frau ist 
missbildet, die auf- und absteigenden Aeste der Sitz- und 
Schambeine, die beiden den Schambogen bildenden Kno- 
chenstücke, haben eine wesentlich verschiedene Neigung. 
So kommt es, dass der eine auf dem steiler herabsteigen- 
den Aste aufliegende Flügel des Apparates durch den 
Druck der herabdrängenden Geburtsiheile nach hinten und 
unten geschoben wird, während der andere nach oben 
sich dreht. In dieser Lage fällt natürlich das Instrument 
alsbald ab. Diese Drehung um die Axe unmöglich zu 
machen, verband ich den Schraubendeckel an seinem run- 
den vordern Theil mit einem 4 Zoll langen metallenen 
Querbalken, welcher an seinen Enden mit nach vorn ge- 
richteten kleinen Knöpfchen versehen wurde. Diese Knöpf- 
chen werden nach geschlossener Schraube in eine etwas 
steife Binde eingeknöpft. Bei einem Bedürfnisse können 
sie sehr leicht ausgeknöpft und die Binde zur Seite ge- 
64 
schoben werden. Diese Abänderung genügte vollkommen, 
die Drehung und das Abfallen des Apparats zu verhin- 
dern. Der kleine Querbalken inkommodirt durchaus nicht. 
Weiber, die längere Zeit an Vorfällen der Geburtstheile 
gelitten, sind ohnehin gewohnt, ihre Schenkel weiter 
aus einander zu halten. 
2. Beobachtung. Ein Hysterophor grösster Sorte 
blieb bei der betreffenden Frau zwar fest liegen, es scho- 
ben sich jedoch anfangs vorn, späler immer hinten Fal- 
ten der Vaginalschleimhaut, zuweilen auch die wulstige 
hintere Muttermundslippe zwischen Apparat und den an- 
liegenden Scheidentheil ein und erregten trotz gesunder 
Schleimhaut und stundenlangem ruhigem Liegen so hef- 
tige Schmerzen, dass der Apparat entfernt werden musste. 
Diesem Uebelstande abzuhelfen, liess ich ein Zwanck’- 
sches Hysterophor mit halbkreisrunden Flügeln, statt in 
der jetzigen Gestalt der Schmetterlingsflügel, anfertigen, 
welches also im geschlossenen Zustand eine mit zwei Aus- 
schnitten versehene runde Scheibe darstellte. Hinten und 
vorn blieben leichte Ausschnitte. Der Apparat erfüllte 
alle meine Wünsche, legt sich ganz bequem an und thut 
alle gehofften Dienste, 
Ich stimme nach diesen Beobachtungen dem Aus- 
spruche des Dr. Zwanck, dass sich nach seinem Prinzipe 
für alle Vorkommnisse dieser Art ein passendes Instrument 
bilden lasse, vollkommen bei, und haben diese Beobach- 
tungen nur dazu beigetragen, meine Achtung vor Zwanck’s 
Erfindung zu mehren. (Correspbl. d. Ver. Nassaus’ch, 
Aerzte. 11. Jan. 1857.) 
Miscelie. 
Orchitis ist nach Velpeau’s Untersuchungen zusam- 
mengesetzt aus der Entzündungsgeschwulst der Epididymis, 
von der die Geschwulst überhaupt ausgeht; doch nimmt der 
Hode selbst häufig an der Entzündung Theil und wird da- 
durch 2—3mal so gross; aber auch die Hodenhüllen nehmen 
bisweilen an der Verdickung Theil. — Er empfiehlt, bei je- 
der Orchitis zunächst 2—3 Punctionen mit der Lancette zu 
machen, welche in die tunica vaginalis eindringen, wonach 
Goulard’sches Wasser aufgeschlagen und der Hode erhöht 
getragen wird. — Die Häufigkeit der Orchilis bei Tripper 
wird daher geleitet, dass die Schleimhautentzündung der 
Harnröhre allmählig von vorn nach hinten rückt und endlich 
die Ausführungsöffnungen der Samengänge erreicht. 
Bibliographische Neuigkeiten. 
NW. — H.W. Dove, Das Gesetz d. Stürme. 8. D. Reimer in 
Berlin. 23 Thir. 
G. Koch, Die geographische Verbreitung der europäischen 
Schmetterlinge in andern Welttheilen. 2. Aufl. 8. Coste- 
noble in Leipzig. %, Thlr. 
Würtembergische naturwiss. Jahreshefte. 8. Jahrg. 3. Hft. u. 
11. Jahrgang 3. Heft. 8. Ebner u. Seubert in Stutigart. 
a 11%, Thlr. 
Ed. — Schleiss v. Löwenfeld, Zur Symptomatologie und The- 
rapie d. Prostatakrankheiten. 8. Kaiser in München. '/; Thlr. 
Dutroulau, Topographie medicale des: Climats intertropicaux- 
8. Paris, Bailliere et fils. 2 fr. 50 c. "ni 
A. E. Mordret, De la mort subite dans l’&lat puerperal. 4. 
Paris, Bailliöre et fils. & fr. 50 c. j 
D. €. Danielsen, Syphilisationen anvendt mod Syphilis og 
spedalskhed. 8. 24 Sgr. % 
Druck und Verlag von Friedrich Maukein Jena. 
