87 
halte der viereckigen Mündung des Trichters, enthalten, und da 
ſich die Tiefen von quadratiſchem und cylindriſchem Maaße von glei— 
chem cubiſchen Inhalte umgekehrt wie ihre Grundflächen verhalten, 
fo iſt klar, daß, um 100 C. 3. Regenwaſſer, welche in einem qua⸗ 
dratiſchen Maaße von 10 Zoll Seitenlinie 1 Zoll Tiefe einnehmen, 
in einem cylindriſchen Maaße, deſſen Durchm. nur 2 Zoll betraͤgt, 
zu meſſen, das letztere Maaß 509 Zoll Tiefe haben muͤſſe; folglich 
wird rd, dieſer Länge oder ziemlich 5 ar Zoll derſelben erforderlich 
ſeyn, um 1 C. 3. zu halten, oder den hundertſten Theil eines Zolls 
Regenhoͤhe zu meſſen; 2 Zoll davon wird erforderlich ſeyn, um 1 
C. Z. zu halten, oder den rößgöſten Theil eines Zolls Regenhoͤhe 
zu meſſen, und der 10te Theil eines halben Zolls oder Zoſtel Zoll 
von dieſem Maaße wird „I;,ftel C. 3. halten, oder raßgsſtel Zoll 
Regenhoͤhe entſprechen. Wenn ein ähnliches Maaß von 3 oder 3 Zoll 
Durchmeſſer auf dieſelbe Weiſe graduirt iſt, fo reichen die Abtheilungen, 
ſelbſt wenn fie keine kleinern Maaße als Fotel oder ZIoftel Zoll auf⸗ 
weiſen, hin, um einen ſorgfaͤltigen Beobachter in den Stand zu 
ſetzen, die Tiefe des um den Regenmeſſer her gefallenen Regens bis 
auf ein raßssſtel Zoll zu meſſen. Es liegt alſo auf der Hand, 
daß der metallene Trichter und die graduirte cylindriſche Glasroͤhre 
die wichtigſten Theile des Regenmeſſers ſind, und daß deſſen Werth 
von der Genauigkeit abhaͤngt, welche auf die Bearbeitung dieſer 
Theile verwendet worden iſt. Derſelbe kann fuͤr die Haͤlfte der 
Koften des gewöhnlichen und Patentregenmeſſers, welche den gefal⸗ 
lenen Regen nur bis auf 18 öſtel Zoll Höhe angeben, ſehr gut an— 
gefertigt werden. 
Der oben beſchriebene Regenmeſſer iſt ſeit dem 18. Sept. 1829 
im Gebrauch, und ſcheint ſeinem Zwecke gut zu entſprechen; denn 
obgleich der innere Durchmeſſer des ſtaͤrkſten gradufrten Maaßes 
beinahe 4 Zoll beträgt, fo iſt doch der Abſtand zwiſchen den Theil— 
ſtrichen, welche 25 C. 3. bezeichnen, ungefähr 4 Zoll groß, und £ 
Tiefe des Regens wird alſo in die Tabellen in Zollen und asgoſtel 
Zollen eingetragen; e 
nach den E. 3., und die letzten beiden nach den „;tel C. Zollen 
und den Unterabtheilungen der 1 C. Zolle des graduirten Maaßes. 
Eine Quantität Regen, welche 17 C. 3., 75 C. Zoll und 188 
C. Zoll in dem graduirten Maaße mißt, wird mit 0,1779 in die 
Tabelle eingetragen, eine Quantität Regen, welche im graduirten 
Maaße nur Tgſtel C. 3. markirt, findet, ſich in der Tabelle mit 
0,0002 aufgeführt, Dieſe letztere Zahl ſtellt eine ungemein winzige 
Quantitat Regen dar; allein es finden ſich in der Tabelle viele 
ſolche Angaben zwiſchen 1 und 12 zehntauſendſtel Zoll. Viele die⸗ 
fer winzigen Quantitäten find als Niederſchlaͤge aus der in der 
Flaſche enthaltenen Luft angegeben, und man hat bemerkt, daß 
die Quantität derſelben mit dem Zuſtand des Wetters und der Tem⸗ 
peratur ſich aͤndert, und daß ſie haͤufig bei ganz heiterm Himmel 
ſtattfanden. Nach dieſen beſonders notirten Angaben laͤßt ſich alſo 
die Quantitaͤt des in die Flaſche ſich angeſammelt habenden Thaues 
bemeſſen, und die Witterungsumftände, unter denen dieſer Nieders 
ſchlag ſtattfand, ſind jedesmal auch in der Tabelle angegeben. 
um das cylindriſche glaͤſerne Maaß KL mit der größten Ge⸗ 
nauigkeit zu graduiren, fertigte Hr. Adams zwei wuͤrfelfoͤrmige 
Blechmaaße A und B Fig. 11 an, wovon er das eine über einen 
Kern von 1 C. 3. harten Holzes, das andre über einen ähnlichen 
Würfel paßte, der genau 26 C. 3. hielt, indem jede Seite deſſel— 
3 3 
ben = VII — 100 = 4,6415 Zehntel Zoll hielt, fo daß, 
wenn beide Maaße auf einem ebnen Tiſche ab mit 3 Schrauben- 
fuͤßen ode forgfältig nivellirt waren, der 10 fache Inhalt des letz⸗ 
tern das erſtere ſo genau fuͤllte, daß, wenn man einen einzi⸗ 
gen Tropfen davon- oder dazuthat, die Oberfläche des Waſſers in 
dem Cubikzollmaaße A ein wenig concav oder conver wurde. Da 
das Auge aber für ſich nicht unterſcheiden kann, wenn ein Cubik⸗ 
maaß genau voll Waſſer ift, fo fertigte Hr. Adams zwei Nie 
veaupruͤfer k und g, und zwar für jedes der beiden Maaße Au. B 
einen beſondern, an, mittelſt deren man eine Abweichung von der ge— 
88 
nauen Fuͤllung jedes Maaßes ſchon erkennen konnte, wann ein ein— 
ziger Tropfen aus einer feinen Röhre, oder weniger als der 788 
Theil eines Zolles (C. Zolls?) zuviel oder zu wenig vorhanden war. 
Dieß geſchah, indem man den breiten Fuß h und den ſcharfen i 
und die beiden Spitzen kl des Nivcauprüfers f auf einem Stüd 
Spiegelglas genau in dieſelbe Ebene brachte, ehe man ihn an die 
Mündung des Cubikmaßes A feste. Dieſes Maaß wurde hierauf 
auf den Tiſch ab geſtellt, beinahe mit Waſſer gefüllt, und ge⸗ 
nau nivellirt, indem man eine oder mehrere der Schrau— 
ben ce de des Tiſches fo lange drehte, bis die Abſtaͤnde zii: 
ſchen den feinen Spitzen der Schrauben K des Niveaupruͤfers f, 
und deren vom Waſſer zurücgeftrahlten Bildern mn vollkommen 
gleich zu ſeyn ſchienen, worauf der Niveaupruͤfer nach einander in 
verſchiedenen Richtungen auf die Mündung des Maaßes geſetzt wur⸗ 
de. Alsdann füllte man das letztere genau mitteiſt einer kleinen 
glaͤſernen Tropfroͤhre, bis die feinen Spitzen der Schrauben kl, 
und deren zuruͤckgeſtrahlte Bilder mn mit einander in innige Beruͤh⸗ 
rung kamen. Dieß geſchah mit ſolcher Genauigkeit, daß weniger 
als ein einziger Tropfen zuviel oder zu wenig ſich leicht in jedem 
der beiden Maaße, zumal aber in dem kleinern B, entdecken ließ. 
Nachdem die Maaße A und B auf dieſe Weiſe berichtigt waren, 
und eine genau paſſende Blechroͤhre s auf das cylindriſche Maaß 
KL Fig. 12 des Regenmeſſers aufgeſchoben war, fo wurde die Scale 
des cylindriſchen Maaßes von L nach K zu aufgetragen, indem 
man den vollen Inhalt des Maaßes B in die Röhre eintrug, und 
mit einem feinen Diamantſtift den erſten Theilſtrich laͤngs des mit 
der Waſſeroberflaͤche genau zuſammenfallenden obern Randes der 
gleitenden Rohres zog. Hierauf trug man abermals dieſelbe Quan— 
titaͤt Waſſer ein, und zog den zweiten Theilſtrich u. ſ. f. Vorher 
waren an der Röhre KL Fig. 12 in geeigneten Abſtaͤnden drei 
Laͤngslinien mittelſt des genau paſſenden blechernen Cylinderab— 
ſchnitts op Fig. 11 gezogen worden. Nachdem das Maaß KL auf 
dieſe Weiſe in Abſchnitte getheilt worden war, welche der Capaci⸗ 
tät von Cubikzollen und „5 C. 3. entſprachen, wurden die Unter⸗ 
abtheilungen aufgetragen, indem man jeden 2 C. 3. auf ſtarken 
Roͤhren in 2, oder auf duͤnnen Roͤhren in 10 gleiche Abſchnitte 
theilte. Dieſe allerdings langwierige Graduirmethode bietet den 
Vortheil großer Genauigkeit dar, indem ſie von Ungleichheiten, die 
das Caliber der Roͤhre etwa darbietet, unabhängig iſt, welcher 
Vortheil durchaus benutzt werden mußte, wenn es darauf ankam, 
die Tiefe des in der Gegend des Regenmeſſers gefallenen Regens 
bis auf den rödzs Zoll zu beſtimmen. Könnte man ſich auf die 
Graduirung der Glasmaaße, welche in den Laͤden zu London fuͤr 
4—5 Schilling verkauft werden, und eine Eintheilung von Cubik⸗ 
zollen und „tel C. 3. beſitzen, durchaus verlaſſen, fo ließe ſich der 
eben beſchriebene Regenmeſſer fuͤr wenige Schillinge anſchaffen. 
Da das aber nicht der Fall iſt, ſo iſt es noͤthig, daß man die auf 
eine forgfältigere Graduirung zu verwendenden groͤßern Koſten und 
Bemuͤhungen nicht ſcheue. 
Der in Fig. 10 im achtfach verjuͤngten Maaßſtabe abgebildete 
gewöhnliche Regenmeſſer, der in Edinburgh 4 Pfd. 4 Sch. koſtet, 
iſt oben mit einem meſſingenen Trichter X Ba von etwa 7 Zoll 
Tiefe verſehen, deſſen unterer Theil ab etwa 2 Zoll weit dicht auf 
das obere Ende einer cyändriſchen Meſſingroͤhre ba aufgeſchoben 
wird, die im Lichten 2,07 Zoll Durchmeſſer und 30,5 Zoll Laͤnge 
hält. Am untern Ende dig dieſer Roͤhre befindet ſich auf der ci 
nen Seite ein Hahn de, und auf der andern ein ſtarker, hohler, 
meſſingener Anhaͤngſel fCi, durch den das Regenwaſſer mit der 
Glasroͤhre Ch communicirt, in der es ſich mit dem in der Haupt: 
roͤhre zuruͤckbleibenden in's Gleichgewicht ſetzt, ſo daß die Oberflaͤche 
des Waſſers in beiden Roͤhren gleich hoch ſteht. An die eine Seite 
der Glasroͤhre Ch, welche 0,564 Zoll Durchmeſſer im Lichten, und 
30,5 Zoll Laͤnge haͤlt, liegt dicht eine graduirte Meſſingſcale ik an, 
welche an einen Streifen Mahagoniholz genietet, und ſammt der 
Glasroͤhre von den vorſpringenden Theilen Ci und IK geſtuͤtzt iſt. 
Die Krampen ml und no find bei m unden mit Löchern verſehen, 
damit man den Regenmeſſer an einem geeigneten Orte an einen 
Pfoſten ſchrauben koͤnne. Die trichterfoͤrmige Muͤndung des meſ— 
ſingenen Aufſatzes ABa endigt inwendig bei der Tiefe von 64 Zoll 
mit einer Oeffnung p, die etwa + Zoll Durchm, beſitzt, und durch 
