143 7 
144 
ſtalt, daß der untere Hahn D in gleiche Höhe mit dem 
Sitze kommt. Die Roͤhre F wird dann nicht zwiſchen 
den Schenkeln durch, ſondern auf die Weiſe in den Af— 
ter eingefuͤhrt, daß ſich der Patient auf die entgegenge— 
ſetzte Seite neigt. Wenn man den untern Hahn öffnet, 
nachdem der obere vorher geöffnet worden war, fe ers 
langt man einen hinlaͤnglichen Druck, um die Fluͤſſig— 
keit in den Darmkanal zu treiben, und eine regelmaßi— 
ge Stroͤmung zu unterhalten. Letztere kann, je nach 
dem Willen, oder den Empfindungen des Patienten mit— 
telſt des untern Hahnes regulirtz werden. Der obere 
Hahn iſt hauptſaͤchlich deswegen vorhanden, damit die 
biegfame Roͤhre C vom Necipienten abgeſchraubt wers 
den koͤnne, wie aus der Abbildung erſichtlich iſt. So 
braucht man kein anderes Gefäß, um die Fluͤſſigkeit 
herbeizuſchaffen. Bevor man die Roͤhre in den After 
einfuͤhrt, muß man etwas Fluͤſſigkeit austreten laſſen, 
um die Luft aus der Roͤhre zu treiben. Die biegſame 
Roͤhre iſt in der Abbildung gekruͤmmt dargeſtellt, damit 
ihre Länge angegeben werden konnte. 
Das eben beſchriebene Inſtrument beruht auf einem 
Grundſatze, der meines Wiſſens fruͤher noch niemals 
zur Heilung von Krankheiten des Maſtdarmes in An— 
wendung gebracht worden iſt. Ich habe neulich vernoms 
men, daß man ſich auf dem Feſtlande, um Cluyſtire zu 
ſetzen, eines waſſerdichten trichterfoͤrmigen Beutels be— 
dient, aus welchem die Fluͤſſigkeit von oben nach nie— 
derwaͤrts mit der Hand gepreßt wird. Aber ein mit 
der Hand ausgeuͤbter Druck iſt eben ſo wenig ein hy— 
drauliſcher, als eine alte Krankenwaͤrterin, welche mit 
Blaſe und Roͤhrchen, oder mit einer Flaſche aus elaſti— 
ſchem Gummi ein Clyſtir ſetzt, ein Arzt genannt wer 
den kann. 
A in Fig. 21. ſtellt dieſelbe Roͤhre dar mit einem 
anderen Anſatzſtuͤck am Ende, als bei F Fig. 19. abge— 
bildet iſt. Dieſes eignet ſich beſſer, als das kniefoͤrmi— 
ge fuͤr Patienten im Bette. 
Das Erweiterungsinſtrument 4 Fig. 20. beſteht 
aus einem eifoͤrmig gedrechſelten Stuͤck Elfenbein und ei— 
nem ſchwachen biegſamen Silberdrahte B, oder auch 
aus einem ſtarken biegſamen Zinndrahte. Man kann 
auch zuweilen ein kleines rundes Fiſchbeinſtaͤbchen ſtatt 
des Drahtes anwenden; bedient man ſich aber des er— 
ſteren, ſo muß man es in warmes Waſſer legen, ehe 
das Inſtrument eingefuͤhrt wird, weil das Fiſchbein 
ſonſt zu viel Elaſticität beſitzt. Mir iſt nichts davon be⸗ 
kannt, daß man früher gegen Verſtopfungen im Maſt— 
darm ein ſolches Inſtrument angewendet haͤtte. Ich 
muß indeſſen erwaͤhnen, daß, als ich dieſes Inſtrument 
einem meiner Freunde, einem Wundarzte, zeigte, er 
mir ſagte, daß etwas dieſer Art ihm vor laͤnger als 
20 Jahren fuͤr denſelben Zweck, wie auch für Strictu— 
ren tn der Harnroͤhre von einem alten Practiker zu 
Weymouth empfohlen worden fey, und daß er bei'm 
Anblicke meines Inſtrumentes dieſes Umſtandes ſich wies 
der erinnere, welchen er lange Zeit uͤber gaͤnzlich ver— 
geſſen gehabt habe. Sir Everard Home wendete, wie 
ich glaube, bei Verengerungen der Harnroͤhre ein In— 
ſtrument mit bulboſem Ende an. Aber ein ſolches In— 
ſtrument iſt, meines Erachtens, gegen dieſe Krankheit 
nicht beſſer, als eine Bougie, oder eine metallene Sons 
de, indem letztere eben ſo gut den Verlauf dieſes Ca— 
nals genau verfolgen koͤnnen. 
Die oben beſchriebenen Inſtrumente, welche ich jetzt 
mit der Hoffnung und dem Glauben empfehle, daß ſie 
von Nutzen ſeyn werden, bekommt man bei J. Mil— 
likin's 301, Strand, oder bei F. Da y's 37. Poultry. 
(The Lancet, 20 August 1831.) 
Mi se el deen 
Eine neue und für ſehr tiefgelegene Arterien 
beſonders brauchbare (Aneurysmen⸗) Unterbindungs⸗ 
nadel hat der Chirurg l'Eſtrange zu Dublin angegeben. Sie 
beſteht aus einer Stahlnadel, die etwas weniger gekruͤmmt iſt, 
als gewoͤhnlich, und zwei Oehre, eins vor dem anderen, hat. 
Dieſer gekruͤmmte Theil der Nadel iſt mit dem geraden Stiel 
mittels einer feinen Schraube vereinigt. Die Ligatur wird in 
das hintere Oehr eingefaͤdelt und mittelſt der Nadel unter die 
Arterie gebracht; ſo wie man bemerkt, daß ſie um das Gefaß 
herum iſt, ſo druͤckt man, um die Nadel hervorzubringen, nicht 
den Griff abwaͤrts, was in einigen Lagen ganz unmoglich iſt, 
ſondern ein zweites Inſtrument, welches in einen kleinen Haken 
endigt, wird an der andern Seite der Arterie in die Tiefe der 
Wunde gebracht, um in das vordere Oehr einzugreifen; dann 
wird der Stiel der Nadel von dem Theile, welcher die Ligatur 
halt, losgeſchraubt und der Ligatur haltende Theil mittelſt des 
zweiten Inſtruments unter dem Gefäß hervorgezogen, wodurch 
die Ligatur ſich unter dem Gefaͤß befindet; beſonders bei Unter⸗ 
bindung der arteria innominata oder der a, subelavia an der 
innern Seite der mm. scaleni wird die Vorrichtung empfohlen. 
(Hargrave S. 52.) — Fig. 13 — 15 der mit Nr. 732 (Nr. 
8 gegenwärtigen Bandes) erläutern dieſe Unterbindungs⸗ 
nadel. 
Ein neues Taubſtummen⸗Inſtitut iſt zu Siena 
auf Betrieb des Edlen Hrn. Celſo Bargagli Petrucki, der 
in ſeinen Mußeſtunden (in Ferrara hat Graf Coſimo Maſi auch 
privatim ſich mit Taubſtummenunterricht beſchaͤftigt und in Sie⸗ 
na die Dame Tereſa Bargagli) einen Taubſtummen unterrich⸗ 
tet hatte, errichtet worden. 
Bibliographiſche RER 
Recherches d’Anatomie transcendante et pathologique 
Theorie des formations et des deformations organi- 
ques appliqude A l'anatomie de Ritte-Christina, et de 
la duplicit@ monstruense, Par M. Serres. Paris 1832. 
4. in 1 Atlas in 4, 
Traité theorique et pratique de la Ligature des arteres, 
Par P. J. Manec etc, Paris 1832, fol. m. K. 
