Not 
i z enn 
aus 
dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 
Nro. 764. 
(Nro. 16. des XXV. Bandes.) 
Januar 1833. 
Gedruckt bei Loſſius in Erfurt. In Commiſſion bei dem Koͤnigl. Preußiſchen Graͤnz-Poſtamte zu Erfurt, der Koͤnigl. Saͤchſ. Zeitungs⸗ 
Expedition zu Leipzig, dem G. H. F. Thurn u. Taxiſchen Poſtamte zu Weimar und bei dem G. H. S. pr. Landes-Induſtrie-Comptoir. 
Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. 
Na 
Ueber die Art und Weiſe, wie das Daniell'ſche 
Waſſerbarometer im Locale der Koͤnigl. 
Geſellſchaft zu London zu Stande gebracht wor— 
den iſt. 
Der Erfinder, J. F. Daniell Eſg., Profeſſor der 
Chemie am Koͤnigl. Collegium zu London, hatte lange dafuͤr 
gehalten, daß eine hinreichend anſehnliche Reihe von Beobach— 
tungen mit einem Waſſerbarometer von großem Werthe 
ſeyn werde, indem ſie uͤber die Theorie der Ebbe und Fluth 
in der Atmoſphaͤre, die ſtuͤndlichen und andern periodiſchen 
Schwankungen im Barometerſtand, und die Spannung der 
Daͤmpfe bei verſchiedenen Temperaturen Licht verbreiten wuͤrde. 
Es lag ihm daher daran, zu erfahren, ob eine ſolche Reihe 
von Beobachtungen je angeſtellt worden waͤre. Er konnte 
jedoch keine auffinden, die auf Genauigkeit irgend haͤtte An— 
ſpruch machen koͤnnen, denn weder die von Otto Guericke, 
deſſen Waſſerbarometer ihm bloß als eine phyſikaliſche Spie— 
lerei gedient hatte, noch die beilaͤufigen Bemerkungen uͤber 
die Experimente von Mariotte, welche man in der Ge— 
ſchichte der franzoͤſiſchen Academie der Wiſſenſchaften findet, 
koͤnnen auf eine ſolche Auszeichnung Anſpruch machen. Die 
Schwierigkeiten, welche ſich einer vollkommenern Ausführung 
dieſes Inſtruments entgegenſtellten, wurden lange als unuͤber— 
ſteiglich betrachtet, bis endlich Daniell eine Methode vor— 
ſchlug, welche von der meteorologiſchen Commiſſion der Koͤnigl. 
Geſellſchaft gebilligt, und deren Ausführung vom Praͤſidenten 
und Rathe befohlen wurde. 
Die Conſtructionsmethode des ganzen Apparats, welcher 
ſich gegenwaͤrtig in der Spindel der Wendeltreppe befindet, 
welche nach den Gemaͤchern der Königl. Geſellſchaft fuͤhrt, 
geſchah auf folgende Weiſe. Die Roͤhre wurde auf der Glas— 
huͤtte Falcon von den HH. Pellatt u. Comp. aͤußerſt ge 
ſchickt angefertigt. Sie hatte 40 Fuß Laͤnge, am untern 
Ende 1 Zoll Durchmeſſer, und war beinahe cylindriſch, fo 
daß ſie am obern Ende nur Tr Zoll weniger maß. Zugleich 
wurde eine zweite aͤhnliche Roͤhre angefertigt, damit man, 
Fh ze 
wenn die erſtere irgend zu Schaden kaͤme, gleich eine andere 
in Bereitſchaft habe. Beide wurden in einem viereckigen 
Futteral gehoͤrig verwahrt. In das obere Ende derſelben 
brachte man ein kleines Thermometer mit einer Platinaſcale, 
und um daſſelbe Ende legte man einen glaͤſernen Ring, den 
man zu dieſem Ende erhitzte, damit er ſpaͤter dichter an— 
ſchloͤſſe, und mittelſt deſſen das Stuͤtzen der Roͤhre erleichtert, 
und dieſelbe vor dem Rutſchen geſichert wurde. Dieſes Ende 
der Roͤhre wurde dann fein ausgezogen, um es vor dem 
Loͤthrohre zuſchmelzen zu koͤnnen, und ein kleiner Hahn darauf 
gepaßt. Das Gefaͤß des Barometers beſtand aus einem 18 
Zoll langen, 11 Zoll breiten, und 10 Zoll tiefen Dampfkeſ—⸗ 
ſel, der ſich durch einen Hahn ſchließen ließ, und am Boden 
mit einem kleinen Behaͤlter verſehen war, in welchen das un— 
tere Ende der Roͤhre eintauchte, ſo daß das Waſſer aus dem 
Gefaͤße ſich ablaſſen ließ, ohne das in der Roͤhre enthaltene 
zu ſtoͤren. 
Der Keſſel wurde mit Backſteingemaͤuer, uͤber einem 
kleinen Heerde angebracht, mit deſtillirtem Waſſer beinahe 
gefüllt, und dieſes zum Austreiben der Luft gekocht. Hier— 
auf wurde der Hahn geſchloſſen, und das Waſſer durch den 
Druck des im obern Theile des Gefüßes gebildeten Dampfs 
in der Roͤhre in die Hoͤhe getrieben. Sobald ſie voll war, 
wurde fie oben zugeſchmolzen, mit einer von Newman ges 
fertigten geeigneten Scale verſehen und große Sorgfalt an— 
gewandt, um deren Hoͤhe zu beſtimmen, ſie genau zu ſtellen, 
au die Correctionen wegen der Temperatur zu ermöglichen. 
Das Waſſer in der Ciſterne wurde 2 Zoll hoch mit reinem 
Rieinusöl bedeckt, um es vor der Berührung mit der Atmo⸗ 
ſphaͤre zu ſichern. Das als Maaßſtab der Vergleichung ans 
gewandte Queckſilberbarometer war ſo conſtruirt, daß es ſich 
gut tragen ließ, und mit einem Deckel von Platina verſehen. 
Der Hauptzweck, welchen man bei Einrichtung dieſes 
Barometers hatte, war, wie geſagt, eine Reihe von Beob— 
achtungen zu erhalten, die taͤglich wenigſtens einmal zu einer 
beſtimmten Stunde angeſtellt ſeyen. Daniell theilt uͤber 
diejenigen, welche faſt während 14 Jahre, naͤmlich vom Dez 
16 
