14 Erster Abschnitt. 
Querschnitt dieses Streifens läßt sich aus der Schwingungsdauer und 
der Amplitude des Pendels bestimmen. Die Reziproke der auf diese 
Weise gefundenen in Sekunden ausgedrückten Zeit gibt den Intensitäts- 
wert in Bunsen-Roscoescher Einheit an. Der Vergleich der im 
Tageslichte beobachteten Färbung des Normalpapieres wird in der 
Dunkelkammer bei Natriumlicht vorgenommen. Die näheren Details 
dieser schwierigen Methode mögen im Original nachgesehen werden. 
Das Bunsen-Roscoesche Verfahren wurde später von Roscoe 
(1865) und weiterhin von Stelling (1878) in einigen Punkten ver- 
einfacht. Immerhin blieb die Methode noch verwickelt und schwierig 
zu handhaben, da die Anfertigung einer photochemisch herzustellenden 
kalibrierten Skala und die Beobachtung bei Natriumlicht in der 
Dunkelkammer erforderlich war. Vor allem eignete sich das Ver- 
fahren nicht zu direkten Lichtgenußbestimmungen. Auf diese Wand- 
lungen der ursprünglichen Bunsen-Roscoeschen Methode kann 
ich hier nicht eingehen, sondern begnüge mich damit, auf jene Dar- 
legungen zu verweisen, welche ich hierüber bei früherer Gelegenheit 
vorbrachte'). 
Ich komme nun zur Beschreibung der von mir angegebenen 
Methoden zur Bestimmung der Lichtintensität, welche allerdings auf 
den von Bunsen und Roscoe angegebenen Prinzipien beruhen, aber 
bei zum mindesten gleicher Genauigkeit (s. unten) viel einfacher und 
expeditiver sind und mit einem kompendiösen Apparate ausgeführt 
werden können, so daß sich beispielsweise an einem im Innern der 
Baumkrone befindlichen Blatte eine Lichtgenußbestimmung durch- 
führen läßt. Es fällt das Pendelphotometer fort und die Bestimmung 
wird direkt am Beobachtungsorte ausgeführt, während nach den früheren 
Verfahrungsarten die Ermittelung des Zahlenwertes der Intensität in 
einer mit Natriumlicht beleuchteten Dunkelkammer erfolgen mußte. 
Zur Auffindung der Lichtstärke nach meinem Verfahren ist 
außer dem Normalpapier und dem Normalton noch erforderlich ein 
höchst einfacher, aus einem Holzbrettchen hergestellter Handinsolator, 
dessen Einrichtung der der Fig. ı beigegebenen Erklärung zu ent- 
nehmen ist, ferner eine passend eingerichtete Sekundenuhr. 
Ich benutze eine Sekundenuhr, welche so eingerichtet ist, daß die 
Zeitbestimmung ohne unmittelbare Ablesung auf dem Zifferblatt erfolgen 
kann, so zwar, daß es möglich ist, die Übereinstimmung der Färbung 
des Normalpapieres mit dem Normalton zu beobachten, ohne auf die 
Uhr sehen zu müssen und dabei doch die richtige Zeitdauer zu finden. 
Ich bediene mich zu diesem Zwecke jener Uhren, welche als Chrono- 
!) Wiesner, Photochem. Klima von Wien, Kairo und Buitenzorg (1896) S. 77—79. 
