Das Licht. 23 
einer mit Amylazetat gespeisten Lampe). Derartige Apparate 
können wir im Walde natürlich nicht gebrauchen. Das Mitführen 
einer solchen Normallampe und der dazu gehörigen Vorrichtungen 
würde in vielen Fällen sogar unmöglich sein. Wir können die 
indizierte Helligkeit in unseren Beständen nur dadurch messen, 
daß wir Instrumente anwenden, die es ermöglichen, durch eine 
nach der Helligkeit verschiedene Einstellung das durch sie nach 
unserem Auge gelangende Licht auszulöschen, und die dann gleich- 
zeitig angeben, bei welcher indizierten Helligkeit diese Auslöschung 
erfolgt ist. — Die Firma R. Fueß in Steglitz und besonders der 
Leiter der optischen Abteilung der dieser Firma gehörigen Werk- 
stätten, Herr ©. Leiß, haben sich auf meine Anregung hin in 
dankenswerter Weise der Aufgabe unterzogen, kleine leichte und 
für den Gebrauch im Walde bequeme Photometer zu konstruieren, 
die hier kurz beschrieben werden sollen. 
12. Das Rauchglasphotometer. Es ist das einfachste dieser In- 
strumente und beruht auf dem Prinzip, durch Verschieben eines Keiles 
aus schwarzem Glase vor der Pupille des Auges festzustellen, bei 
welcher Stellung des Keiles eben Dunkelheit eingetreten ist. — Das 
Instrument besteht aus einem 87 mm langen leichten Metailrohr von 
26 mm Durchmesser. In dem, dem Auge abgewendeten Ende, das 
wir das Objektende nennen wollen, befindet sich eine dünne Milch- 
glasscheibe, auf die ein schwarzes Kreuz gemalt ist. Dies Kreuz sieht 
man von dem dem Auge zugewendeten, dem Okularende durch 
das enge Loch einer hier befindlichen Blende. Da die normale 
deutliche Sehweite des Menschen 250 mm beträgt, würde der 
Abstand der Milchglasscheibe vom Auge ebensoviel betragen 
müssen, um das Kreuz deutlich zu sehen. Ein Instrument mit 
einem so langen Rohr würde aber unhandlich sein, deshalb ist 
vor der Blende, nach dem Auge hin, eine Sammellinse angebracht, 
deren Brennweite so groß ist, daß, durch sie gesehen, das schwarze 
Kreuz auf weißem Grunde deutlich erscheint. Vor der Blenden- 
öffnung sind im Rohr seitliche Schlitze angebracht, durch die 
man einen mit einer Einteilung versehenen Rauchglaskeil derartig 
senkrecht zur Rohrachse verschieben kann, daß das schwarze Kreuz 
verschwindet. Die Ablesung auf der Skala des Keiles gibt dann 
die indizierte Helligkeit nach von Hefner-Alteneck an. 
Um den Rauchglaskeil nicht zu lang machen zu müssen, kann 
vor ihn, nach der Objektseite zu, noch eine Rauchglasplatte von 
